// calori' specifico dei I' acqua 



buona, procedemmo al confronto diretto coi termometri normali ; da 

 questi confronti potemmo dedurre la correzione totale a da ap- 

 portare alle letture l'atte nei nostri termometri calorimetrici per 

 ridurle al termometro ad azoto. 



Termometro calorìmetrico ■+- A = Termometro ad azoto (la tempe- 

 ratura letta sul termometro calorìmetrico , essendo stata corretta 

 per lo zero, per la pressione esterna e perla pressione interna) (1). 

 Questo confronto fu diligentissimo e richiese quattro anni di 

 lavoro continuato. 



Il Rowland a pag. 91 della memoria più volte da noi cita- 

 ta, descrive un apparecchio assai complicato per paragonare i ter- 

 mometri a mercurio fra loro o col termometro a gaz; ne abbia- 

 mo costruito un modello , ma non ce ne servimmo che poco , 

 volendo noi confrontare i nostri termometri soltanto per tempera- 

 ture comprese fra U° e + 35°. 



Il nostro è un apparecchio gigantesco (Tavola I, flg. 1) dove 

 la costanza quasi assoluta della temperatura si ottiene mercè la 

 grande massa di acqua (500 litri circa) continuamente agitata da 

 ottimi agitatori AADED. 



La temperatura dell' acqua è quella stessa della sala esposta 

 al Nord e varia solo col variare dell' ambiente dell' atmosfera: Una 

 serie completa di confronti richiedeva dunque un mezzo anno, cioè 

 dall' inverno all'estate. 



Due lastre di cristallo da specchio permettevano la lettura dei 

 termometri, la quale si faceva per mezzo dell' eccellente cannoc- 

 chiale ad oculare micrometrico del catetometro Miller: (Vedasi Ta- 

 vola I ). Il termometro calorìmetrico veniva immerso nel bagno ad 

 acqua, insieme con tre termometri normali Tonnellot; ciascheduna 

 lettura veniva ripetuta due volte per assicurarci della perfetta co- 

 stanza della temperatura del bagno. 



Nella tavola seguente (tavola I) si riporta un esempio di que- 

 sti confronti. 



ili Cioè la correzione A è la somma delle correzioni di calibro, d'intervallo fondamentale . 

 e di riduzione al termometro ad azoto. 



Atti Acc. Vol. IV, Serie 4 a . — Meni. VII. ■> 



