12 



II calore specifico dell' acqua 



Questo piccolo saggio dimostra il metodo tenuto nei nostri 

 confronti e l' esattezza che si poteva raggiungere : Ottenuti per 

 ciaschedun termometro calorimetrico, una diecina di valori di a 

 corrispondenti all' intervallo di mezzo grado, si prendeva la media 

 di questi valori, e si costruiva la curva che aveva per ascisse le 

 temperature T" lette sul termometro (e corrette dello zero, della 

 pressione esterna e della pressione interna ). Dalla curva si dedu- 

 ceva la tavola delle correzioni. 



Noi riportiamo qui, quella delle correzioni pel termometro Bau- 

 din ^ (N. 9770), e quella del termometro Baudin G (N. 9160). 



Tavola II. 



Termometro calorimetro -+- A = Termometro ad azoto 



La temperatura del termometro calorimetrico essendo corretta , per lo 

 spostamento dello zero (leggendo subito la posizione dello zero corrispondente 

 alla temperatura letta) e dello effetto della pressione interna ed esterna. 



il Termometro Baudin a cinquantesimi N. 9770 



( Va da 0° a -+- 10° ) 



VALORI DI A 



Distanza del centro del bulbo allo zero, millimetri 127 

 » » » » a -+- 8" millimetri 388 



Lunghezza media di un grado 32 mm , 6 

 H Coefficiente di pressione del serbatoio per 1""" di mercurio fi = 0,000289 

 Coefficiente di pressione interna per l" ,m di mercurio = 0,000305 



per 1 grado = 0,009943 



Equivalente in acqua del bulbo dell'asta fino alla divisione zero = 1,81 



» » di ciaschedun grado dell'asta = 0,31 



