18 11 calore speci fico dell'acqua 



tra il fondo del panierino ; con queste appendici 1' agitatore viene 

 ad occupare quasi tutta la larghezza del calorimetro. 



Il movimento d'alto in basso all'agitatore era dato, pur stando 

 a distanza dal calorimetro, per mezzo del filo /' e della puleggia q : 

 i due tubi g entro i quali scorrevano i fili a a servivano a guidare 

 il calorimetro e a limitarne la corsa, in modo che non sfregasse con- 

 tro le pareti del calorimetro, né urtasse contro il termometro (il quale 

 passava comodamente attraverso i fori m praticati nelle lamine che 

 circondano il panierino) e non avesse ad uscire dall'acqua né a bat- 

 tere contro il fondo del calorimetro. 



Il termometro calorimetrico b era sostenuto da un bocciolo di 

 ottone al quale era fissato per mezzo di un tubo di gomma spac- 

 cato in due: questo bocciolo per mezzo di un gambo e di una vite 

 di pressione era fissato al sostegno s, oppure era fissato diretta- 

 mente al coperchio del calorimetro. 



Un termometrino / diviso in quinti di grado , disposto , al di 

 fuori del calorimetro , in contatto coli' asta del termometro calori- 

 metrico, serviva per determinare la temperatura della colonna non 

 immersa, per far poi la correzione relativa, la quale però fu sempre 

 piccolissima (1) come può vedersi dalle tavole IV a IX. 



La lettura del termometro calorimetrico si faceva a distanza per 

 mezzo di un ottimo cannocchiale munito di micrometro oculare, 

 scorrevole a guisa del cannocchiale di un catetometro, lungo un' a- 

 sta verticale. 



Nella tav. II il cannocchiale è rappresentato di fianco all'appa- 

 recchio, ma si trovava invece di fronte; e nella parete della stanza 

 si fece appositamente praticare, dietro il termometro , una finestra 

 larga 20 centimetri ed alta 60 , la (piale si teneva chiusa da un 

 vetro smerigliato: questo modo d'illuminare il termometro rendeva 

 nettissima la colonnina del mercurio e quindi assicurava l'esattez- 



(1) Ni. Ir esperienze caloriinetriihe (dire il Sig. Guillaume, Traiti de la (termometrie de 

 precision, pag. l!*:!i l'elevazione totale ili temperatura si produce in pojki minuti, e non sorpas- 

 sa i 2 a :! gradi; si può dunque ammettere senza errore apprezzabile, che l'asta (tige) del termo- 

 metro, abbia conservato la temperatura dell'ambiente. 



