Sui miei apparecchi segnalatori e registratori <l<i temporali IL 



Esso è costituito da uno scaricatole dell' elettricità atmosfe- 

 rica con punte e condensatore a lamina di mica, un coherer spe- 

 ciale di grandissima durata e costanza, un relais di solidissima 

 costruzione e tuttavia sufficientemente sensibile, ed un apparec- 

 chio di soneria eletrica, il tutto montato ed opportunamente col- 

 legato sopra una tavoletta di cm. 28 X 18 munita di livello a bol- 

 la d'aria e di vite di livello. Sulla medesima tavoletta sonvi poi 

 tre distinte coppie di morsetti i quali servono a mettere 1' appa- 

 recchio in comunicazione con le pile, con la terra e con 1' an- 

 tenna ricevitrice delle onde elettriche atmosferiche. 



Le armature dello scaricatore insieme alle due estremità del 

 coherer tanno capo alla prima coppia di morsetti la quale ser- 

 ve altresì a mettere V apparecchio in comunicazione da un lato 

 con 1' antenna e dall' altro con la terra. 



Il coherer è disposto in serie con le bobine del relais e con 

 un elemento Leclanché il quale viene congiunto all'apparec- 

 chio mediante la seconda coppia di morsetti. 



L' apparecchio di soneria elettrica infine è messo in comu- 

 nicazione con una batteria di tre elementi Poggendorf o Eadi- 

 guet, mediante la terza coppia di morsetti, essendo però inter- 

 mediaria 1' àncora del relais la quale ha 1' ufficio di chiudere il 

 circuito. Stabilite dette comunicazioni e regolato il relais medi- 

 ante apposita vite, 1' apparecchio è senz' altro pronto a funzio- 

 nare, e non richiede si può dire altra sorveglianza che quella 

 necessaria al buon funzionamento delle pile. 



S' intende in qual modo funziona : 



Se onde elettriche prodotte da una scarica lontana . pro- 

 pagandosi attraverso lo spazio giungono all' antenna, questa tras- 

 mettendole alla terra per mezzo del coherer, rendono quest'ultimo 

 conduttore, e l'elemento Leclanché manda una corrente nel 

 circuito del coherer e delle bobine del relais ; questa corrente 

 mette in funzione 1' elettrocalamita del relais, la quale attiran- 

 do 1' àncora chiude il circuito della batteria con la soneria elet- 

 trica. Si odono due o tre colpi di campanello, e la scarica elet- 



