Fioprii iiv (ippareccMo registratore delle scariche elettriche ecc. 



porali locali, rendono fortemente conduttore il coherer, il mar- 

 tellino dà dei colpi molto più violenti sul tubo del coeritore, e 

 la pennina scrivente dell' appaj-ecchio registratore descrive un 

 trattolinjo di circa due millimetri normalmente all'elica ordinaria. 

 Con una disposizione del tutto analoga a quella da me già 

 attuata si potrebbe far segnare all' apparecchio registratore tre 

 gradi diversi d' intensità di oscillazioni elettriche, impiegando 

 tre relais nel cii-cuito del coherer, e tre gruppi eletti'omotori nel 

 cii'cuito del discoeritore e del registratore ; e provvedendo l' an- 

 cora dell' ettrocalamita del registratore di due molle antagoniste 

 una debole e l' altra forte, di cui la prima incominciasse a con- 

 trastare il moto dell' ancora appena la pennina avesse descritto 

 un tratto brevissimo, (es. 1/2 mm.) e non potesse esser vinta 

 quando neir elettrocalamita passasse soltanto la corrente del primo 

 gruppo elettromotore, ma venisse vinta per la corrente del primo 

 e secondo gruppo; la seconda cominciasse ad opporsi quando la 

 pennina avesse descritto un tratto di 1 mm. e non potesse esser 

 vinta che pei' la corrente dei tre gruppi elettromotori. 



La disposizione dovi-ebbe essere quella rappresentata dalla 

 figura seguente : 



Il coherer e comu- 

 nicherebbe in A col 

 filo ricevitore delle 0- 

 scillazioni elettriche 

 ed in B colla terra ; 

 inoltre comunichereb. 

 be coi tre relais , L , 

 L' L" e colla pila F 

 in maniera da forma- 

 re con essi un solo circuito. Le ancore dei relais nelle posizioni di 

 riposo sarebbero in contatto con le viti Q, Q' , e Q" ; e i tre relais 

 sarebbero regolati in modo che per una data forza elettromotrice 

 della pila P il primo funzionasse quando la resistenza in e dive- 

 nisse < 1000 ohm , il secondo funzionasse quando la resistenza 



