Rieerclie magnetiche 



A 



jr 



23 



Questa dopo molti tentativi fu scelta a forma di T rove- 

 sciato e non sarà inutile dire come fu costituita. 



Si prese una lastra di al- 

 luminio di forse ^/m di mm. 

 bene spianata, e si segnavano 

 sulla macchina a dividere le 

 linee come dalla figura in mo- 

 do che le distanze 2-3 fossei-o 

 uguali a 2 mm. le distanze 

 0-2 di 20 mm. e le 0-1 di 1 mm. 

 Con una lima finissima si tolse 

 tutto quello che restava fuori del contorno delle lineo tirate in 

 pieno. Leggere intaccature fatte con coltello affìlatissimo sulla 

 verso la punta e sullo spessore della lastra nei punti 2 servivano 

 a fissare il filo di quarzo o ad accogliere i fih di sospensione. 

 Un leggerissimo specchietto di \'2 cm. di diametro ed uno smor- 

 zatore di mica vennero fissati all' appendice verticale. 



Data la grande facilità di rottura del filo per il più piccolo 

 urto, e dovendo continuamente operare sulla bilancia per attac- 

 care dei pesi nella misura del momento d' inerzia o le sostanze da 

 studiarsi magneticamente, si costruì un piccolo sostegno rappresen- 

 tato dalla fig. 4'' su cui veniva ad adagiarsi la bilancia facendo 

 scorrere 1' asticella superiore e liberando così il filo da trazione. 

 Esternamente alla custodia e normalmente al braccio di leva 

 della bilancia era un sostegno per il magnete formato da. una 

 tavoletta di legno duro fissata, come si vede nella figura 3'' in 

 modo da poter innalzare od abbassare il magnete. La tavoletta 

 di legno portava una scanalatura semicircolare dello stesso dia- 

 metro del magnete, parallelamente alla quale era una guida di 

 ottone divisa in cent, e mill. 



Ad un estremo della scanalatura era fissata una lunga 

 vite di ottone ad un capo della quale era posto un pezzo di 

 ottone F, che veniva a scorrere parallelamente a sé stesso col 

 muovere della vite e combaciando con un' estremità del ma- 



Atti Acc. Vol. XIII, Serie 4* — Mem. I. 3 



