12 R. 31anzvtti ed A. Sella [Memoria] 



tamente aiiaullate. Pei'ò siccome esse si mantenevano abbastan- 

 za costanti nella durata di una misura, fu eliminata la loro in- 

 fluenza prendendo per punto zero la posizione di riposo dell'ago 

 a circuito chiuso. 



Per eseguire alloiu le misure si portava a mano 1' arresto 

 da M ad JSf (avendo provveduto con ricoperture di ovatta che 

 la vicinanza della mano non producesse riscaldamenti né del 

 magnete , né della bobina) si osservava lo zero del galvanome- 

 tro, e lasciando libero 1' arresto si leggeva la deviazione impul- 

 siva, notando contemporaneamente la temperatura dell' ambien- 

 te e la distanza sull' asticella BC. Per avere la distanza del 1° 

 giro di filo di questa , avevamo fatto in modo che quando la 

 bobina era a contatto con la faccia del magnete, l' indice sulla 

 sbarretta si trovasse allo zero ; e quindi bastava aggiungere alle 

 distanze lette, la distanza del bordo esterno della bobina dal 1° 

 giro di filo, misurata sulla macchina a dividere. 



Il corsoio, che portava la bobina, era fornito di un nonio 

 che poteva misurare i ventesimi di mm. ; però esso servì solo 

 a porre con precisione 1' indice coincidente con una divisione 

 della sbarretta di ottone. Ora benché nelle nostre formule en- 

 trasse la distanza, a potenze superiori alla seconda , possiamo 

 provare che la precisione, con cui si faceva 1' operazione suddet- 

 ta, era sufficiente ; infatti se si eseguivano 5 o 6 misure di de- 

 viazione ad una stessa distanza spostando ogni volta il corsoio 

 e poi rijDortandolo nella posizione fissata, si ottenevano delle de- 

 viazioni che differivano al massimo fra di loro di 2 o B milli- 

 metri nel caso di 600 di deviazione totale, mentre un errore di 

 posizione di un ventesimo di mm. avrebbe portato una devia- 

 zione almeno doppia. 



Riferiamo ora i numeii ottenuti notando che fu studiato 

 il campo nelle vicinanze di uno solo dei poli del magnete. Nel- 

 la 1" linea stanno le distanze (/ in cm. lette sul corsoio , nella 

 seconda la media delle deviazioni balistiche 5 in mm. (le medie 

 sono di 6 osservazioni, concordanti fra loro sì che lo scartamen- 



