Ricerche magnetiche 



resistenza della, bobina, che risultò di 0,00390 (gradi ~^), la re- 

 sistenza della bobina a 13° in 15, 919 ohm, della linea in 2, 582 

 ohm. del galvanometro in 5,475 ohm; dati questi necessari solo 

 per la detta correzione di temperatura. 



Il campionamento del galvanometro si dovette fare tra le 1 

 e le 6 antimeridiane per mettersi al sicuro dalle perturbazioni 

 prodotte dalle tramvie elettriche. Si introduceva la bobina esplo- 

 ratrice fissata con cera ad un cilindro di legno nel!' interno della 

 bobina primaria in modo che l'asse della bobina coincidesse colla 

 direzione del campo, in vicinanza ad essa un termometro, essendo 

 r interno ben protetto da correnti d' aria. Chiuso il circuito pri- 

 mario si aspettava che la temperatura nell' interno della bobina 

 fosse divenuta stazionaria , ciò che si riconosceva sia al termo- 

 metro, sia con misure balistiche invertendo rapidamente la cor- 

 rente. Le corrispondenti deviazioni andavano lentamente decre- 

 scendo per r aumentare della resistenza sia del primario, sia del 

 secondario. Quando queste deviazioni erano divenute costanti, (era 

 talora necessario attendere oltre mezz' ora) uno di noi compiva 

 la misura d' intensità, e contemporaneamente 1' altro leggeva le 

 deviazioni al galvanometro balistico ed il termonaetro nell'inter- 

 no della bobina primaria. Non essendo risultata proporzionalità 

 fra intensità del campo e le deviazioni — sopratutto perchè il gal- 

 vanometro era fortemente smorzato, il che impediva anche di po- 

 terne misurare il decremento logaritmico — si cercò di esprimere 

 la relazione fra F ed a colla formiila : 



F =^ firx -(- ha' -+- ca^ , 



essendo a la deviazione balistica in arco, e calcolando le costanti 

 a, h, e, col metodo dei minimi quadrati dalle osservazioni fatte. 



Ecco i numeri osservati: 



Nella prima colonna stanno le deviazioni 5 in mm. (Distanza 

 della scala dallo specchio cm. 212) nella seconda le resistenze Ta, 

 nella terza le temperature della bobina ^, nella quarta i valori 



Atti Acc. Vol. XIII, Serie 4* — Meni. I. 2 



