R. Manzetti ed A. Sella [Memoria I.J 



campo uniforme in cui rotava la bobina , e la deviazione a del 

 galvanometro balistico. 



Il campo uniforme era ottenuto col mezzo di una spirale 

 della luno-hezza di circa 1 metro e del diametro interno di circa 

 4 cm. Questa grande bobina appositamente costruita e con la 

 massima cura, era formata da un tubo di vetro intorno a cui 

 erano avvolti 4 strati di tilo di mm. 0,5 di diametro , separati 

 fra loro da un foglio di carta liscia. Durante la costruzione, ap- 

 pena compiuto uno stato, la bobina veniva posta sulla macchi- 

 na a dividere , e se ne misurava la costante determinando la 

 lunghezza occupata da un certo numero di spire in due o tre 

 posizioni della parte centrale della bobina. A titolo d' esempio 

 riportiamo le misure fatte pel primo strato. 



La costante di tutta la bobina fu determinata così in 69, 

 607 di modo che si poteva arrivare sino ad un campo di 90 

 unità assolute con la corrente massima di 1 ampèi-e, il che per- 

 metteva di comprendere interamente il tratto del campo da 

 campionarsi, senza ricorrere ad extrapolazioni. Dai numeri ri- 

 portati si vede che la precisione con cui è conosciuta la costan- 

 te della bobina non è grande, per quanto 1' uniformità del cam- 

 po fosse sensibilmente raggiunta (come si poteva verificare spo- 

 stando la bobina di esplorazione) : ed effettivamente in misure 

 assolute questa determinazione, a meno di accorgimenti speciali 

 nella costruzione, dei quali noi non abbiamo disposto, è forse la 

 più incerta. 



La determinazione della intensità della corrente circolante 

 nella spirale non fu cosa agevole; i galvanometri a magneti fissi 

 che avrebbero consentito le misure durante il giorno (si ricordi 

 che r Istituto Fisico di Eoma è continuamente soggetto a per- 

 turbazioni magnetiche prodotte dalle tramvie elettriche di città) 



