302 SULLA DILATAZIONE TERMICA 



quella dovuta all'incertezza della temperatura dell' acqua 

 che circonda i tubi graduati , essendo la dilatazione del 

 mercurio in tal caso molto piccola in paragone con quella 

 dei liquidi studiati (1). 



La disposizione sperimentale da me realizzata per as- 

 sicurarmi che la quantità di mercurio richiesta penetrasse 

 interamente nel recipiente senza disperdersi lungo i tre 

 tubi fu la seguente: saldavo alla estremità dell'apparecchio 

 un tubo (fig. 4), piegato ad angolo retto ed alla sua volta 

 saldato nel fondo di un piccolo matraccio ;5.- disponevo lo 

 strumento orizzontalmente ed introducevo dentro di esso il 

 mercurio pesato avendo cura che formasse un' unica bolla 

 nella pancia dello stesso. Fatto in seguito il vuoto, giravo 

 r apparecchio di 90° lino a che il mercurio venisse a porsi 

 nel fondo del matraccio al disopra del tubo o ; facendo po- 

 scia rientrare a poco a poco l'aria, il mercurio era spinto 

 dentro 11 recipiente senza che ne rimanesse per istrada la 

 benché menoma gocciolina. 



Ciò fatto si riempiva il piezodilatometro del liquido 

 da studiare, che era stato prima convenientemente purifi- 

 cato. Nel caso dell'etere solforico (ossido d' etile) lo si lavò 

 prima abbondantemente parecchie volte con acqua distillata 

 e poi si distillò una volta sulla calce caustica e due volte 

 sul cloruro di calcio, eliminando le prime e le ultime por- 

 zioni. Il liquido così ottenuto era incoloro, mobilissimo, 

 limpido, della densità a 0" f/„=0,73C e bolliva a 35=,2 alla 

 pressione di 764'"'". 



Prima di essere introdotto nel recipiente venne bollito 

 nel vuoto per liberarlo dai gas disciolti, caso mai ne con- 



(1) Credo bene notare clie una disposizione simile può rendere il me- 

 todo del termometro a peso utile nello studio della dilatazione dei liquidi 

 volatili , permettendo di raggiungere un grado di esattezza maggiore di 

 quella die può aversi coi dilatometri. 



