DEI LIQUIDI A DIVERSE PRESSIONI 303 



tenesse, come verificò Hirn per l'etere da lui cimentato. 

 Tali gas sviluppandosi ad alte temperature avrebbero po- 

 tuto falsare il resultato delle ricerche. 



Per l'introduzione del liquido nel recipiente B si segui- 

 rono varii sistemi a seconda dei liquidi da studiare. 



Nel caso dell'etere solforico si riscaldava fortemente 

 il recipiente B mentre, capovolto, aveva la punta immersa 

 in un palloncino pieno di detto liquido. Però siccome col 

 raffreddarsi il liquido non percorreva che metà della di- 

 stanza voluta, si doveva, per farlo entrare nel recipiente, 

 oltre che raffreddare questo con miscuglio frigorifero , 

 comprimere 1' etere mediante una pompa ad aria passante 

 attraverso tubi a cloruro di calcio. Dopo che le prime 

 gocce di etere entravano nel recipiente riusciva molto facile 

 compiere l'operazione. Una volta pieno di etere, mentre 

 era capovolto , il piezodilatometro venne immerso in varii 

 miscugli frigoriferi di temperatura sempre più bassa, l'ul- 

 timo di neve e cloruro di calcio (preparato col raffredda- 

 mento della soluzione bollente a 129") che faceva scendere 

 la temperatura fino a— 35° circa. 



Dopo averlo così raffreddato si raddrizzava ottenendo 

 in tal modo, per la dilatazione dell'etere da — 35" a 0", 

 che quando il recipiente B era a 0", vale a dire alla tem- 

 peratura più bassa di osservazione, l'estremità della colonna 

 di mercurio si trovasse a tale altezza del tubo I da poter 

 fare comodamente le letture, anche a pressioni elevate. 



Così disposto l'apparecchio s'introdusse dentro un largo 

 cilindro di vetro N mediante una ghiera di ottone ed un 

 turacciolo di sughero diviso in due e spalmato in una so- 

 luzione di ceralacca nell'alcool. 



Poi venne adattato al sostegno che portava il resto 

 dell'apparecchio e saldata l'estremità libera del prolunga- 

 mento del tubo III al tubo di vetro e e che univa il ma- 

 nometro al manogeno. Presso questa saldatura un rigon- 



