DEI LIQUIDI A DIVERSE PRESSIONI 305 



e quindi 



e 



e' V+a 



e, trascurando « rispetto a V, 



-^ = -V (10 



Gli errori assoluti « commessi nella determinazione di 

 V Q V sono presso a poco eguali perchè queste quantità 

 vennero determinate mediante pesate fatte con la stessa 

 bilancia e le stesse cure; la frazione ^ essendo nella mag- 

 gior parte dei casi, abbastanza piccola (? è di un ordine di 

 grandezza assai inferiore ad e'. 



Bisogna notare che oltre agli errori commessi nella 

 determinazione del volume la quantità Fpuò essere affetta 

 dagli errori commessi nella ricerca del coefficiente di dila- 

 tazione e di compressibilità del recipiente, ma, come ve- 

 dremo in seguito, queste quantità furono determinate con 

 sufficiente esattezza. 



Gli errori capaci di affettare la quantità v possono 

 provenire o dalla calibrazione dei tubi, o dalla determina- 

 zione del volume degli stessi mediante la pesata, o dalla 

 lettura della posizione della colonna di mercurio. Gli errori 

 commessi nella calibrazione sono indicati dalle curve che 

 rappresentano 1' andamento dei rapporti fra i volumi delle 

 varie parti dei tubi. Dall'ispezione di queste curve si può 

 scorgere che la lunghezza del segmento dell'ordinata, com- 

 preso fra il punto corrispondente alla misura diretta e la 

 curva, non supera ^^ della lunghezza dell' ordinata, mede- 

 sima e quindi l'errore medio possibile nel caso più sfa- 

 vorevole deve essere inferiore ad 1 [500. Noi però crediamo 

 questo limite assai elevato poiché quando si considera una 



ATTI ACC. VOL. XVIII. 42 



