DEI LIQUIDI A DIVERSE PRESSIONI 307 



esso conteneva poteva essere trascurata. Il peso del mer- 

 curio a 0° contenuto nel recipiente era 



P =. 180,-''- 4178 



ed il coefficiente di dilatazione del vetro dello strumento, 

 medio fra 0» e 100", 



k = 0,0000-2904 



media di due determinazioni quasi coincidenti. La formola 

 impiegata per calcolare la temperatura con questo stru- 

 mento era 



^ ~ {P-P) {S-k) (^^ 



dove p rappresenta il peso del mercurio uscito a t, P il 

 peso totale dello stesso, s e k i coefficienti di dilatazione 

 media del mercurio e del vetro fra 0" e 100". 



Il termometro campione fornito dal Miiller di Bonn 

 era calibra,to a scala arbitraria, e diviso in parti delle quali 

 ognuna corrispondeva ad lilO circa di grado: esse avevano 

 tale ampiezza da potere essere suddivise in decimi nelle 

 letture fatte per mezzo di un cannoccliiale. 



Malgrado fosse stato fornito dal fabbricante come ca- 

 libro, questo termometro fu nuovamente e con molta cura 

 calibrato con lo stesso metodo seguito per 1 tubi del dila- 

 tometro. Anche in questo caso venne disegnata la curva 

 dei rapporti trovati e l' errore medio possibile determinato 

 nel modo di cui sopra è parola pei tubi del piezodilatome- 

 tro, fu trovato inferiore ad ^mo ' 



Per correggere, per quanto era possibile, gli sposta- 

 menti dello zero che in questo strumento non erano né rari, 

 né trascurabili si determinava ogni volta il valore del grado 



