308 SULLA. DILATAZIONE TERMICA 



di esso portando lo strumento prima a 0^ poi alle tempe- 

 rature cercate che erano sempre crescenti per ogni serie, 

 ed infine nel vapor d' acqua. 



Le temperature venivano date dalla formola 



'^[ 100° (Ut 



dove a,b,c sono il numero delle divisioni, corrette con la 

 tavola, che lo strumento indica a 0", alla tempertitura cer- 

 cata ed a 100\ 



I due termometri costruiti con vetro diflerente, se 

 erano di accordo a 0" ed a 100", discordavano nelle tem- 

 perature intermedie. Per metterli d' accordo sarebbe stato 

 necessario paragonare il termometro campione con il ter- 

 mometro ad aria, ed impiegare nei calcoli del termometro 

 a peso una formola a due coefficienti per la dilatazione del 

 vetro determinando il secondo coefficiente con 1' aiuto del 

 termometro ad aria. Questo io non potei fare perchè non 

 avevo a mia disposizione tale strumento che, d'altra parte, 

 è assai difficile avere talmente esatto da poter garentire una 

 frazione di grado maggiore del decimo. 



Nel registrare la temperatura presi la media delle in- 

 dicazioni fornitemi dai miei termometri. Del resto fra i li- 

 miti delle temperature alle quali si sperimentò la massima 

 differenza fra i due termometri non fu che di qualche de- 

 cimo di grado e tale media non differiva dalle due indi- 

 cazioni di più di liSOO del valore della temperatura os- 

 servata. 



Essendosi impiegati sempre gli stessi termometri nelle 

 determinazioni fatte a differenti pressioni , questo errore 

 non ha influenza alcuna nel paragone delle dilatazioni tro- 

 vate sotto pressioni diverse. In questi conl'ronti io credo 

 di poter quasi garentire il ventesimo di grado di modo che 



