DEI LIQUIDI A DIVERSE PRESSIO^'I 309 



l'eiTore commesso sarebbe di 3^ per la più bassa e di 13^500 

 per la più alta temperatura osservata. 



Una piccola causa di errore si aveva nella determina- 

 zione della temperatura della colonna sporgente, poiché la 

 complicazione dell'apparecchio non permetteva venisse im- 

 mersa in apposito bagno; tale temperatura era approssi- 

 mativamente determinata mediante uno due termometri 

 legati alla metà dell' anzidetta colonna la quale si faceva 

 più piccola possibile; crediamo perciò che tale errore ricada 

 fra i limiti precedentemente fissati. 



Bagno. 



Il bagno consisteva in una caldaia di 10 litri circa dì 

 capacità riscaldata mediante becchi a gas di varie dimen- 

 sioni , potendo cominciare in certe esperienze con una 

 fiamma da evaporazione, e terminare, quando era necessa- 

 rio, con 6 lampade Bunsen. Un doppio agitatore quasi gran- 

 de quanto la sezione del bagno, mosso a mano per tutta 

 la durata delle esperienze, dava una agitazione molto viva 

 del liquido dello stesso. 



Tutte le parti dell' apparecchio erano fissate sopra un 

 sostegno di abete solidamente attaccato al muro; disposi- 

 zioni speciali permettevano di vuotare agevolmente il ba- 

 gno, riempito d' acqua salata per evitare soverchi vapori 

 quando era riscaldato, e di sostituire ad esso un recipiente 

 bucherato che si riempiva all' occorrenza di neve fondente. 

 Nel cilindro pieno d' acqua N che circondava i tubi del 

 dilatometro era immerso un termometro; due in quello J/ 

 del manometro che inoltre veniva spesso agitato da una 

 corrente che vi gorgogliava dentro. 



Particolari sulle esperienze. 



Le esperienze venivano condotte nel modo seguente: 

 Si cominciava col riempire di acqua acidulata il mano- 



