310 SULLA DILATAZIONE TERMICA 



geno A e poi si cliiudeva il tulDicino h con ceralacca fusa. 

 Posti quindi i due reofori II del manogeno in comunica- 

 zione con quattro coppie Bunsen si faceva accrescere la 

 pressione fino al punto voluto e interrompendo il circuito 

 elettrico tale pressione poteva rimanere costante per pa- 

 recchi giorni, salvo le piccole differenze dovute alle varia- 

 zioni di temperatura dell' ambiente ed alla dilatEizione del 

 liquido riscaldato nel bagno. 



Ottenuta la pressione richiesta si metteva attorno al 

 piezodilatometro il recipiente forato che si riempiva di neve 

 lavata in minuti pezzetti : allato al recipiente e immersi nella 

 neve erano pure collocati il termometro a peso ed il ter- 

 mometro campione e contemporaneamente si verificava lo 

 zero degli altri termometri. Dopo una o due ore di immer- 

 sione nella neve, quando gli strumenti erano perfettamente 

 stazionar] si leggevano : 



r la posizione della colonna di mercurio nel piezodi- 

 latometro ; 



2° la posizione della colonna di mercurio del termo- 

 metro campione; 



3° la temperatura del cilindro N che circondava i 

 tubi ci; 



4° la temperatura del manometro con due termometri 

 divisi in quinti di grado, dei quali si prendeva la media 

 dopo avere agitata l' acqua del cilindro M per parecchi 

 minuti. 



In seguito si toglieva il mercurio eccedente dal tubi- 

 cino sospeso all' orificio del termometro a peso. 



Tutte queste quantità servivano, vedremo appresso con 

 quali formolo, a determinare il volume del liquido conte- 

 nuto nel recipiente a 0" ed alla data pressione. 



Dopo ciò si faceva fondere la neve attorno all'appa- 

 recchio versandovi dell'acqua a temperatura ordinaria, si 

 sostituiva al recipiente bucherato il bagno con l'agitatore 



