DEI LIQUIDI A DIVERSE PRESSIONI 289 



me esterno eguale a quello del volume interno , mentre 

 molti sperimentatori ritengono tale ipotesi più giustificata, 

 che non le formole teoretiche molto contrastate, adoperate 

 dal Grassi nel determinare la correzione dei suoi appa- 

 recchi. 



METODO SPERIMENTALE. 



Un apparecchio destinato a ricercare le variazioni di 

 volume dei liquidi con la temperatura e la pressione deve 

 comporsi di cinque parti distinte: due destinate a far va- 

 riare la pressione e la temperatura e tre che servono a 

 misurare le variazioni di volume, temperatura e pres- 

 sione (1). 



Nel mio apparecchio la pressione veniva prodotta dal 

 gas tonante, sviluppato elettroliticamente: essa era misurata 

 da un manometro ad aria compressa lungo 1 metro , il 

 quale per una disposizione speciale, come si vedrà in se- 

 guito, era sensibile quanto uno di 7 od 8 metri. 



I volumi e le loro variazioni con la temperatura e la 

 pressione erano misurate in un recipiente che chiamerò 

 piezocUlatometro, il cui tubo, lungo 1™ 50, era ripiegato 

 due volte sopra se stesso: le temperature con due termo- 



(1) Avevo dapprima immaginato un apparecchio assai più semplice di 

 quello adoperato in queste ricerche e che credo mi avrebbe fornito anche ri- 

 sultati soddisfacenti. 



Un recipiente di mezzo litro circa di capacità pieno del liquido da esa- 

 minare ed al di sotto di mercurio, con la sua parte inferiore riunito ad un 

 tubo sottilissimo e ripiegato ad U, mi avrebbe permesso di misurare, pesando 

 il mercurio uscito, la dilatazione del liquido: per far variare la pressione 

 mi sarebbe bastato accrescere la lunghezza del tubo capillare mediante ag- 

 giunta di nuovi tubi con saldature successive. 



Però la mancanza di un locale opportuno (avrei dovuto disporre di un' al- 

 tezza di una trentina di metri) mi ha costretto a rinunziare a questa dispo- 

 sizione e ad attenermi a quella sopra descritta. 



AITI ACC. VCL. XVIU. 40 



