290 SULLA DILATAZIONE TERMICA 



metri, uno a peso ed uno a colonna, a scala arbitraria , 

 prendendone la media: il riscaldamento veniva prodotto da 

 un bagno con agitatore. 



La flg. 1. mostra l'insieme dell'apparecchio : ^ è il 

 generatore della pressione o manogeno, rilegato, per mezzo 

 dei tubi ce, al piezodilatometro B, il cui tubo graduato for- 

 mato di tre tubi riuniti è disegnato in ci del, ed al mano- 

 metro OmDnnf. 



Tutte le giunture erano fatte alla lampada da smalta- 

 tore, sicché l'apparecchio montato non aveva che una sola 

 apertura h. In B (flg. 2) si vede il piezodilatometro di 

 profilo; il bagno, l'agitatore ed i termometri sono ommessi 

 nella figura. 



Slauogeno. 



Il manogeno venne costruito (1) con un tubo di vetro 

 di un centimetro e mezzo circa di diametro e di poco più 

 di un millimetro di spessore. Alla parte inferiore e chiusa 

 questo tubo portava saldati due tubicini II di due centi- 

 metri di lunghezza e due millimetri circa di diametro. 

 Attraverso questi tubicini passavano due grossi fili di pla- 

 tino attaccati a due laminette dello stesso metallo poste 

 dentro il tubo A e che servivano da elettrodi. Si ottenne 

 una chiusura ermetica in II introducendo questi tubicini 

 nella ceralacca fusa, la quale aspirata dall'alto riempì gl'in- 

 'terstizii fra il filo di platino ed i tubicini innalzandosi per 

 circa un centimetro dentro il tubo A. Nella parte superiore 

 del tubo A, venne saldato un sottile tubo e di 2."'" circa 

 di diametro, ripiegato superiormente ad angolo retto e por- 



(1) Tutta la parte di vetro dell'apparecchio venne da me stesso costruita 

 e graduata; il sostegno e gli accessori vennero abilmente eseguiti dal mec- 

 canico del Laboratorio sig. Giuseppe Pellegrino. 



