DEI LIQUIDI A DIVERSE PRESSIONI 291 



tante, saldato da un lato, il tubo h di l."'" circa di dia- 

 metro. 



Il tubicino h era destinato a stabilire la comunicazione 

 con l'esterno, e ridurre la pressione interna eguale all'at- 

 mosferica. A tal uopo si era dapprima immaginato di affi- 

 larlo in punta sottile per romperla quando occorresse. Però 

 in alcune esperienze preliminari, fatte con un apparecchio 

 provvisorio, appena si tentò di rompere la punta, l'appa- 

 recchio scoppiò riducendosi in minuti frammenti ed in parte 

 anche in polvere con una detonazione simile a un colpo di 

 pistola. 



Questo fatto è forse dovuto a qualche fenditura pro- 

 dottasi nella parte affilata del tubicino nel momento della 

 rottura; questa fenditura, essendo il vetro in tensione, si 

 propagherebbe istantaneamente in mille direzioni diverse. 



Introducendo nel tubicino h un pò di ceralacca fusa 

 per uno o due centimetri la chiusura riuscì anche perfet- 

 tamente ermetica ; per ristabilire la comunicazione con 

 l'esterno bastava diriggere una corrente calda di vapor 

 d' acqua sulla porzione di tubo pieno di ceralacca la quale, 

 fondendo 'lentamente, permetteva l'uscita del gas senza in- 

 conveniente alcuno. Pel tubicino li s' introduceva anche 

 nel manogeno l'acqua acidulata occorrente per lo sviluppo 

 del gas. I fili di platino degli elettrodi per mezzo di ser- 

 rafili venivano attaccati ai reofori di una pila di due o 

 quattro coppie Bunsen. Il manogeno era (issato mediante 

 una semplice ghiera al sostegno che portava il rimanente 

 deJl' apparecchio. 



Manometro. 



Il manometro era formato di due parti: una destinata 

 a contenere e misurare l'aria alle varie pressioni; l'altra 

 destinata a serbatoio del mercurio che trasmetteva tali 



