320 SULLA DILATAZIONE TERMICA 



si ha chiamando a la dilatazione, alla pressione di 8"' 90, 

 da 0» a 70°, 18 



Compressibilità del vetro. 



Prima di esporre i resultati delle esperienze dirò 'bre- 

 vemente del metodo seguito per determinare il coefficiente 

 /3, di compressibilità cubica del vetro da me adoperato per 

 fare il recipiente B. 



Il metodo ò identico a quello di Jamin, Amaury e De- 

 scamps (1). 



Si comprimeva, dall'interno allo esterno, un recipiente 

 fatto con lo stesso vetro di i? e si misurava l'incremento 

 del volume esterno, che si ammette sia uguale a quello del 

 volume interno. ^ 



Tale ipotesi è tanto più giustificabile in quanto il vo- 

 lume del vetro è sempre una parte assai piccola del vo- 

 lume totale. Le incertezze di tali misure ad ogni modo 

 sono assai piccole ed inferiori a quelle dovute alle altre 

 cause di errore (2). 



La compressibilità nel mio apparecchio opportunamente 

 modificato si esercitava dentro un tubo di vetro B' (flg. 5,) 

 della stessa canna con cui avevo costruito il piezodilato- 



(1) Memoria citata. 



(2) Un metodo aveva io ideato per determinare il coefficiente /3^ di 

 compressibilità cubica del vetro, ma non so se sia attuabile: sarebbe di 

 misurare la compressibilità di un liquido quando assume la forma sferica 

 dentro un altro liquido della stessa densità col quale non si mescola , de- 

 terminando le variazioni di volume o con uno strumento fondato sullo stesso 

 principio dell'eliometro, o giovandosi, se è possibile realizzare l'esperienza, 

 degli anelli colorati di Newton. Io non so se tali ricerche, che spero tentare 

 in seguito, quantunque difficilissime sieuo possibili ad effettuarsi. 



