DEI LIQUIDI A DIVERSE PRESSIONI 321 



metro; esso era circondato da un tulDO più largo f pieno 

 di mercurio e chiuso alla parte superiore da un eccellente 

 turacciolo di sughero. 



Alla parte inferiore di questo tubo ne era saldato un 

 altro n n di vetro di piccolo diametro , che ripiegavasi 

 due volte in forma di U. In questo tubo s' introduceva alla 

 parte superiore, mediante un turacciolo di sughero, un tubo 

 capillare orizzontale calibrato accuratamente, di cui si co- 

 nosceva il volume. 



Si cominciava col portare 1' apparecchio alla pressione 

 richiesta e poi immerso il tubo f completamente o nella 

 neve fondente, o in un grande recipiente pieno d'acqua 

 alla temperatura ordinaria, si notavano le varie posizioni 

 del mercurio nel tubo di 5 in 5 minuti , perchè , essendo 

 sensibilissimo, l'indice difficilmente stava fermo. Si toglieva 

 in seguito rapidamente la pressione dirigendo un getto di 

 vapor d'acqua nel tubicino h (flg. 1 ) e, notando la diminu- 

 zione di volume, si continuavano a misurare gli sposta- 

 menti di 5 in 5 minuti. La differenza delle medie delle 

 indicazioni dell'indice di mercurio nei due casi, vale a dire 

 con senza pressione, divisa per la pressione hi metri e 

 pel volume interno del recipiente, determinato con i soliti 

 metodi , dava il coefficiente di compressibilità cubica del 

 vetro per 1" di mercurio. 



La media di 5 determinazioni concordanti diede 



/3, = 0, 00003284. 



Non si ebbe differenza apprezzabile fra il coefficiente 

 di compressibilità a 0" e quello a temperatura ordinaria. 



Il valore di ff^ da me trovato è sensibilmente più pic- 

 colo di quello che con un metodo analogo trovarono per il 

 loro recipiente Pagliani, Vicentini e Palazzo (1). Ciò forse 



(1) Memorie citate. 

 ATTI Acc. VOL. xvm. 44 



