DEI LIQUIDI A. DIVERSE PRESSIONI 293 



essendo questo di 2°"" circa di diametro, ricorsi ad altro 

 metodo di calibrazione : pesai, cioè, le varie quantità di 

 mercurio che facevo successivamente uscire dalla punta af- 

 filata e delle quali notavo la posizione nel tubo. Anche in 

 questo caso, essendo stato ogni volta il peso del mercurio 

 uscito proporzionale alla lunghezza da esso occupata lungo 

 il tubo, dovetti considerare il medesimo come calibro, entro 

 i limiti di una lettura ad occhio. 



Il volume di una delle divisioni venne determinato pa- 

 recchie volte pesando il mercurio contenuto a 10" in un nu- 

 mero determinato e grande di esse e prendendo la media. 

 Il peso del mercurio contenuto in una divisione (millime- 

 tro) fu 



/) = «'-,054184. 



^ Il volume della punta f si misurò, sia pesando il mer- 

 curio che si faceva uscire da essa e da un certo numero 

 di graduazioni , sia facendo scorrere il mercurio che la 

 riempiva lungo le graduazioni, e misurandone direttamente il 

 volume. La media di molte misure fatte coli' uno e 1' altro 

 metodo diede 



/* = 4 s"-, 982 



come peso del mercurio a 10" che riempiva la punta /". 



Il peso del mercurio a 10° che riempiva il volume to- 

 tale del manometro dalla punta f fino al termine superiore 

 delle divisioni m fu 



p — 191 e:', 6056 



e quello relativo ad ognuna delle divisioni inferiori m (mil- 

 limetro) determinato e valutato allo stesso modo delle al- 

 tre fu 



/; ^ e'-,0522. 



