294 SULLA DILATAZIONE TERMICA 



In Ogni pesata si equilibrava il vaso ciie dovea con- 

 tenere il mercurio con una tara avente approssimativa- 

 mente volume e superficie esterna eguale a quella di detto 

 vaso ; fu fatta sempre, quantunque piccola, la correzione do- 

 vuta al volume d' aria spostata. 



Determinati i detti valori si saldò il manometro un 

 poco più sotto di m al recipiente C che doveva contenere 

 il mercurio. Dopo si lavò accuratamente tanto il recipiente 

 che il manometro con acido nitrico ed acqua distillata e, 

 disseccateli completamente, si saldarono in e al rimanente 

 dell'apparecchio. 



Per disseccare poi il manometro in modo da far spa- 

 rire qualsiasi traccia di umidità la quale avrebbe potuto 

 alterare di molto il valore delle pressioni misurate si fece 

 entrare dalla punta / una corrente di aria disseccata in tubi 

 a cloruro di calcio e riscaldata in un tubo a grande diametro. 

 Questa corrente si produceva aspirando lentissimamente da 

 s con una macchina pneumatica, mentre il manometro ve- 

 niva fortemente scaldato. 



Dopo molte ore di tale operazione, quando cioè si cre- 

 dette il manometro perfettamente secco, si chiuse con un 

 colpo di fiamma il tubicino s. PJscaldato in seguito forte- 

 mente il serbatoio C vi s' introdusse da t il mercurio caldo 

 e secco, poi dell'acido solforico concentrato e si chiuse la 

 punta / con un dardo del cannello fondendone una quan- 

 tità piccolissima e quasi impercettibile. 



Siccome la pressione, dedotta dalla legge di Mariotte, 

 dipende dalla formola 



-^^— —. cost.« (8 



\+a.t 



bisogna determinare il valore di questa costante. 



A tal uopo si osservava molte volte la pressione ba- 

 rometrica, tenendo conto della temperatura, del dislivello 



