296 SULLA DILATAZIONE TERMICA 



che può dare errori maggiori delle altre, specialmente alle 

 alte pressioni per le quali una variazione di 10'" nella pres- 

 sione produce una variazione di circa 5 centimetri nell'al- 

 tezza della colonna di mercurio. Siccome ad occhio si può 

 quasi garentire il decimo di millimetro, gli errori di let- 

 tura corrisponderebbero nel caso pm sfavorevole ad una 

 differenza di due centimetri circa nella pressione. 



Oltre a questo di lettura, gli altri errori sopra enun- 

 ciati non credo possano far sbagliare più di uno o due 

 centimetri, cosicché io credo che l'errore massimo che pos- 

 sa commettersi nell' apprezzare la pressione sia di 5 cent. 



A questo risultato che, per un manometro ad aria com- 

 pressa, può ritenersi soddisfacente io giunsi costruendo il 

 mio con un rigonfiamento D nella sua parte inferiore, ri- 

 gonfiamento ideato per il primo da Amagat e che aumenta 

 di molto la sensibilità dell'apparecchio, senza quasi aumen- 

 tarne la lunghezza: questo rigonfiamento era regolato in 

 modo che, alle più basse pressioni da me misurate, il mer- 

 curio lo occupasse intieramente insieme alla parte non gra- 

 duata del tubo, risalendo fino alle graduazioni. 



Piezodilatometro. 



Il Piezodilatometro Bdddsi componeva di due parti : 

 del recipiente B e dei tubi graduati d d d. Il primo con- 

 teneva il liquido in esame; nei secondi se ne misurava 

 la variazione di volume. Il recipiente 5(fig. 1 e 2) constava 

 di un tubo di vetro chiuso alle due estremità e lungo cir- 

 ca S""" . Il diametro esterno ne era di 12"™ circa e lo spes- 

 sero delle pareti di un millimetro circa. 



Alla parte inferiore di esso venne saldato un tubo 

 capillare r (flg. 2) graduato in r per 3 o 4 centimetri di 

 lunghezza. 



Prima di piegarlo due volte ad U (vedi flg. 2), e sai- 



