DEI LIQUIDI A DIVERSE PRESSIONI 297 



darlo al resto dell'apparecchio, si determinò il volume a 0" 

 tanto del solo recipiente, che delle graduazioni ad esso 

 unite, ed il coetfìciente di dilatazione del vetro con cui era 

 tatto. 



Tale determinazione venne latta introducendovi del 

 mercurio, facendolo affiorare a 0" lino ad una divisione 

 qualunque e pesandolo; nuovo mercurio introdotto e pesato 

 permise di determinare il volume a 0" di ognuna delle 

 divisioni. 



Il mercurio s' introduceva e si taceva bollire nel vuoto, 

 per evitare rotture, con una disposizione speciale che venne 

 anche seguita nella costruzione del termometro a peso. 

 Per coeffìciente di dilatazione si è preso quello determinato 

 per il termometro a peso (della cui costruzione parleremo 

 più innanzi) perchè i due apparecchi furono costruiti con 

 pezzi della stessa canna di vetro. Per i liquich in seguito 

 esaminati, essendosi adoperato un recipiente di vetro diverso. 

 se ne determinò direttamente il coefficiente di dilatazione. 



Le costanti del piezodilatometro (1) col quale si esegui- 

 rono le esperienze con 1' etere furono : 



Mercurio a O" contenuto nel solo recipiente 



'.)G-'- , 0844. 



Mercurio a 0' contenuto in una divisione del tubo 

 unitavi 



OS'', 011008. 



. Coefficiente di dilatazione cubica del vetro 



A- =^ 0, 00002904. 



Determinate (jueste costanti il tubo rd (fig. 2) venne 



(1) Le costanti del piezodilatometro adoperato per gli altri liquidi saranno 

 riportate nella seconda parte del presente lavoro, di prossima pubblicazione. 

 ATTI Acc. VCL. xvni. 41 



