un leggero vento non altera il raffreddamento del termometro 

 nero, essendo questo riparato dal tubo speculare. 



Le indicazioni di questo semplice actinometro si sono con- 

 frontate con quelle dell'actinometro Pouillet ; dai raffreddamenti 

 del primo si poteva passare a quelli dell' altro col mezzo di un 

 coefficiente. Ma V actinometro di Pouillet aveva per noi l'incon- 

 veniente di non potere esser adoperato che quando 1' aria è per- 

 fettamente tranquilla ( ciò che avviene raramente sulle cime di 

 alte montagne ) fatto che combinato colla condizione di avere il 

 cielo perfettamente sereno non avrebbe permesso che poche 

 esperienze. 



L' altro apparecchio da noi adoperato, serve per misurare il 

 raffreddamento di una superfìcie nera che raggia in una deter- 

 minata direzione dello spazio. Esso consiste in un tubo di ottone 

 a doppie pareti, annerito internamente ( lungo 1 metro, col dia- 

 metro interno 4 cent. , e col diametro esterno di 15 centimetri ) 

 Fra le due pareti passa una corrente di acqua a temperatura 

 costante : In fondo del tubo interno è posta una termopila co- 

 struita dall'Elliott di Londra oppure un bolometro di Langley : -In 

 alto si può chiudere od aprire la comunicazione coli' esterno, col 

 mezzo di un triplo schermaglio metallico mantenuto alla tem- 

 peratura dell' ambiente. Tutto 1' apparecchio è sostenuto a guisa 

 dei cannocchiali , da un robusto sostegno altazimutale , munito 

 di un quadrante verticale per determinare l'angolo dell'asse del 

 tubo con la verticale. (1) L'apparecchio, in fondo, non differisce 

 da quello del Fròlicb ( Messungen der Sonnenwarme, Annali di 

 Wiedemann BdXXI, 1884) soltanto vi abbiamo soppressa la lastra 

 di salgemma , la quale, secondo noi, altererebbe i resultati. Il 

 galvanometro usato in queste esperienze fu costruito dalla casa 

 Siemens ed Halske di Berlino; è identico a quello adoperato dal 

 Frolich nelle sue misure del caler solare : esso è uno strumento 

 veramente prezioso per tali ricerche. 



(1) L'apparecchio fu costruito dall'Officina Turchini, Firenze, Via S. Gallo 34: 

 L' apparecchio può servire , sostituendo alla pila il holometro , per determinare 

 l' intensità delle radiazioni riflesse dai pianeti , in relazione con la loro altezza 

 su 11' orizzonte etc. 



