

— 5 — 



precetti stabiliti dal Bureau intemational des poids et mesures resi- 

 dente a Sevres : 



I termometri calorimetrici adoperati nelle nostre misure furono 

 costruiti principalmente dal Tonnellot e dal Baudin ; erano divisi in 

 cinquantesimi o centesimi di grado col cinquantesimo o centesimo 

 lungo circa due terzi di millimetro — portavano tutti lo zero : questi 

 furono confrontati con tre termometri campioni di Tonnellot in vetro 

 duro accuratamente studiati e paragonati col termometro a gaz, l'uno 

 dal Prof. Rowland di Baltimora, l'altro dal Bureau international des 

 poids et mesures per la gentilezza del sig. Prof. Brock di Cristiania, 

 il terzo da uno di noi a Firenze. 



Di questi termometri , onde poterli rettamente adoperare , fu 

 determinata con ogni cura: 



1. La correzione di calibro, data di decimo in decimo di grado. 



2. La correzione di pressione esterna. 



3. La correzione di pressione interna. 



4. La correzione d'intervallo fondamentale. 



5. La correzione rispetto al termometro a gaz. 



6. La correzione di zero: che si determinava ogni pochi giorni. 



Questa si manteneva sensibilmente costante per lungo tempo — dacché 

 i nostri termometri erano costruiti da molto tempo, (i più in vetro duro) 

 e non soffrivano che piccole variazioni di temperatura. 



I tre termometri campioni, debitamente corretti, non diversificano 

 mai più di 4 o 5 millesimi di grado in tutto l'intervallo fra 0° e 37°. 



Con questi tre termometri campioni, già accuratamente confron- 

 tati con quello a gaz, fu fatta la riduzione al termometro a gaz per 

 tutti i termometri calorimetrici. 



I confronti per ciascun termometro calorimetrico furono due , il 

 primo, in Toscana, al principio delle nostre ricerche, e l'altro a 

 Catania, quando queste erano quasi compiute. 



Questi confronti furono fatti con somma cura, leggendo ciasche- 



