— 10 — 



dire che 1' acqua esca da tali tubi , vien legato a ciascuno dei tubi 

 l'estremo di un tubo di caucciù il quale riveste anche la parte del- 

 l' asta sporgente del tubo, ed è legato coli' altro estremo ad un rin- 

 g-rosso che si trova all' estremo di questa. Questi tubi di caucciù 

 oltre ad impedire l'uscita dell' acqua, servono bene a regolare il moto 

 di salita e di discesa dello stantuffo : 



L'involucro è formato di lastra di zinco a doppie pareti, raffor- 

 zata da sbarre di ferro : essa contiene nell' interno una camera pa- 

 rallelepipeda a base quadrata , le cui dimensioni in millimetri sono 

 330 X 330 X 1000. 



Fra le due pareti dell' involucro circola una corrente di acqua : 

 e mancando per qualche tempo la corrente di acqna , si ricorre agli 

 agitatori, come nei calorimetri di Berthelot. Sulla faccia aperta del- 

 l'involucro si fissa per mezzo di viti una piastra di ferro spessa 6 mill. 

 perfettamente piana e munita di una fenditura quadrata di 5 deci- 

 metri quadri di area : per questa fenditura passa il fascio solare , 

 normale alla piastra e batte sopra una gran parte della faccia anne- 

 rita della cassetta pireliometiica : Alla piastra stessa è fissato soli- 

 damente l'orientatore ad ombra e a fori. 



La lettura del termometro si fa con un cannocchialino mobile su 

 di un' asta di ferro , fissata perpendicolarmente alla faccia superiore 

 dell' involucro : questo permette di apprezzare con sicurezza ì decimi 

 di divisione ossia '/eoo ovvero 7«ooo di grado. Infine vi è un diafram- 

 ma formato da una cassetta di zinco pieno di acqua , e coperta di 

 cartoni, il quale può muoversi parallelamente alla piastra di ferro che 

 porta la fenditura (ad una distanza da questa di 300 mm ) : coll'alzare 

 od abbassare del diaframma s'introduce oppure si intercetta il fascio 

 solare. 



Con questa disposizione gli Autori sono riusciti a togliere com- 

 pletamente gl'inconvenienti del pireliometro di Pouillet: nel nuovo 

 pireliometro le misure si fanno ugualmente bene come le ordinarie 

 misure calorimetriche, anche quaudo soffia un vento impetuoso. 



Il raffreddamento durante tempi uguali, avanti e dopo l'esperienza, 



