Su ìtìi metodo per la misura delle picvole variazioni di resistenza eec. 9 



L ed L' , finiscono a vite nell' estremità snperiore per un tratto 

 di 2 cin. circa e s' avvitano fortemente a delle piattaforme di 

 ottone, fisse, ben isolate e comunicanti, mercè fili di rame di re- 

 sistenza trascurabile, coi rispettivi vertici del ponte. 



Tra il vertice B e il filo di rame che con esso comunica 

 trovasi inserita la spiralina a di nota resistenza , la (juale pu»^ 

 essere intercalata o esclusa , touliendo od innnergendo nei due 

 pozzetti di mercurio un urosso arco di filo di rame munito di 

 un manico isolante. 



Appena chiuso il circuito del yalvanomctro e messo in moto 

 il commutatore girante ho constatato V inesistenza di forze ch-r- 

 tromotrici estranee ed ho chiuso il circuito della pila. In uciic- 

 rale il galvanometro mi ha accusata nna deviazione di jiochi 

 centimetri della scala, deviazione che si può ridurre a meno di 

 1 mm. con abbastanza facilità facendo variare la resistenza di 

 uno dei duo tubi, avvitando ])iù o nu-no i suoi due elettrodi alle 

 rispettive i)iattaforme. 



Ottenuto r e(juiliV)rio del ponte, esso [)ersiste per parecchio 

 tempo, giacché per la simmetria esistente tra i suoi lati non si 

 fanno quasi sentire le variazioni della temperatura ambiente ed 

 è affatto trascurabile 1' etfetto termico della debole corrente che 

 attraversa il ponte. 



Per tarare T ai)i)areccliio non si deve far altn» che escludere 

 la spiralina a mettendola in corto circuito, la deviazione corri- 

 spondente del galvanometro dà la misura della variazione di re- 

 sistenza del lato A'B del ponte, e conoscendo il valore di a si 

 può subito determinare la sensil)ilità dell'" ajìparecchio. 



Essa è tale che, (juando la resistenza del lato J7> è inlonio 

 a 1000 ohm e la f. e. m. impiegata ò tiuella di quattro accu- 

 mulatori in serie, ossia S volta, si può constatare la variazione 

 di resistenza di rj^^ , corrispondente alla deviazione di mm. (M 

 della scala, che in certi casi si può apprezzare con estrema net- 

 tezza. 



Con r impiego di una f. e. m. maggiore si può raggiunge- 



Am Acc. Seiuk 4", Voi,. XVIU - Meni. VI. 2 



