(S'it un metodo per la misura delle piccole variazioni di resistenza ecc. 5 



tico -dà E e da mi altro disco di egual diametro fornito dei so- 

 liti settori isolauti e conduttori ; i due pezzi che li costituiscono 

 sono poi, in perfetto contatto elettrico, uniti per mezzo di tre 

 viti e situati in modo che un qualunque settore d' ottone dista 

 egualmente dai due settori d'ottone tra i quali trovasi incastrato 

 neir altro pezzo il settore isolante che gli sta di fronte. 



Le spazzole q e q' comunicano rispettivamente col polo po- 

 sitivo e negativo della pila P e portano la corrente ai dischi 

 D e // dai quali essa è portata, quando 1' apparecchio è in ro- 

 tazione, ai vertici opposti A e A' del ponte AB AB' per mezzo 

 delle spazzole m, m' ed h, h' alternativamente; di (pieste la m 

 comunica eh^ttricamente con la n' e la u con la di'. 



Le s]iazzole -v, v' comunicano con i vertici B e B' del ]tonte, 

 tra i ([uali è inserito il galvanometro (ì. 



La rotazione dell' apparecchio si compie in maniera che essa 

 appaia in senso opposto a quello delle hincette dell' orologio per 

 eli! U> guarda dal hito dell' estremo (J del suo asse ; riesce ]»oi 

 cliiaro come i due disc Ili /> e // trasformino in alternata la cor- 

 rente continua clie foniirchUe la pila /' (|ual<M-a il commuta- 

 tore non girasse. 



11 disco /*; è fissato sull'asse in maniera che il circuito del 

 galvanonietro rimanga chiuso soltanto durante gì' intervallini di 

 tempo in cui la corrente circola in un determinato senso. 



Le spazzole son tutte piegate a gomito nell' estremità che 

 toccano i dischi e ciò affinchè le correnti siano tagliate e ripri- 

 stinate nettamente. Esse sono delle laminette d' ottone dello 

 spessore di 1 mm. e in maggioranza sono montate sopra una 

 piattaforma di hbra dura. Le due spazzole s ed *' sono però 

 montate sull' ebanite allo scopo di (escludere le deboli correnti 

 parassite che si manifestavano nel galvanometro (piandc) . come 

 le altre , erano fissate sulla fibra. 



Per indagare se presenti qualche irregolarità la inevitabile 

 dissimmetria delle diverse parti del commutatore girante, il com- 

 mutatore a mercurio a <|uattro pozzetti JI permette d" invertire 



