COSMOS. 47 



u Je constate, par plusieurs publications relatives aux travaux 

 scientifiques de la fin de I'annee, que la communication faite par 

 M. Dumas, le 27 decembre, est consideree comme una critique 

 des principes, des experiences et des consequences qui compo- 

 sent le memoire que j'ai lu, le 15 novembre, sur les corps ele- 

 inentaires ; je me vols done force de dire que, si mon memoire 

 avaft une valeur quclconque avant la critique indirecte qui en a 

 ete faite, je ne suis pas le seul ix penser qu'il conserve aujour- 

 d'hui cette valeur tout entiere. 



Quand j'aurai I'honneur de presenter k 1' Academic les comple- 

 ments que j'ai annonces dans mon memoire, j'ose croire que je 

 pourrai repondre aux objections faites h mon travail et justilier 

 toutes les parties de ce dernier. » 



— M. Balard presente au nom de M. Pichot, professeur au 

 lycee de Versailles, une note sur la mesure des indices de refrac- 

 tion. 



(( M. Salleron a construit dernierement, sur ma demande, un 

 appareil destine k mesurer les indices de refraction des corps so- 

 ndes, liquides et gazeux. Par sa forme, ce rdfcactometre , fonde 

 sur le transport im prime h un rayon lumineux par un milieu dia- 

 pliane k faces paralleles, ne dilfere pas essentiellement de I'appa- 

 reil presente par M. Felix Bernard k 1' Academic des sciences 

 en 185Zi. Mais j'emploie, dans le calcul de I'indice, une formule 

 qui me paraitplus simple que celle de M. Bernard; enfin,je crois 

 avoir tire de I'instrument lui-meme une ressource que ce physi-< 

 cien a negligee. 



Voici la description de I'appareil dans le cas oii on I'emploie 

 pour les liquides : Un cercle horizontal divise porte une alidade 

 mobile faisant fonction de vernier; sur cette alidade est fixee 

 une cuve fermde par deux lames de verre k faces paralleles. La 

 distance interieure / des deux lames a ete estimee, avec la ma- 

 chine k diviser, a un millieme de millimetre pres. La cuve pent 

 se mouvoir independamment de Talidade ou suivre son mouve- 

 ment. D'un c6te de la cuve se trouve une lunette , de I'autre une 

 mire verticale consistant en un trait extremement fin. Cette mire 

 peut recevoir d'une vis a tete graduee un mouvement en vertu 

 duquel elle decrit un plan perpendiculaire a I'axe optique de la 

 lunette. Le transport de la mire peut etre evalue k un millieme 

 de millimetre pres, 

 Voici maintenant comment j'opere : 

 1" L'alidade etant fixee au zero, j'enlSve la cuve et je dispose 



