COSMOS. 105 



qui pent servir avec aTantage k mesurer I'intensite des courants 

 electriques d'une certaine energie, comme ceux que Ton emploie 

 dans rindustrie et dans les arts. Sou extreme simplicite peruiet 

 de le conslruire a tres-bas prix, 



Un cadre multiplicateur est dispose verlicalement sur un sup- 

 port fixe ; 11 est entoure de plusieurs fils de longueur et de dia- 

 metre differents, afin de reunir dans le meme appareil les dispo- 

 sitions qui convionnent pour les courants d'intensite et de resis- 

 tance diverses. Unbarreau aimante est place dans ce cadre ver- 

 ticalenient le p61e austral en bas ; 11 traverse en croix un petit 

 fleau de balance soutenu suivant le mode ordinaire. Un des bras 

 du fleau supporte un bassin dispose pour recevoir les poids, 

 I'autre bras porte un contre-poids mobile qu'on eloigue plus ou 

 moins du point do suspension pour etablir I'equilibre ; il se ter- 

 mine par une aiguille, qui marque les variations de la position 

 du fleau sur un arc de cercle divise. Deux vis d'arretsont placees 

 I'une au-dessus et I'autre en dessous de ce contre-poids pour ar- 

 reter les mouvements du fleau a une tres-pelite distance de la 

 position horizontale. On fait passer le courant dans un des fils, 

 suivant le sens voulu pour que Taction magnelique en agissant 

 sur le barreau aimante tende a soulcver le bassin sur lequel on 

 place les poids necessaires pour retablir I'equilibre ; la somme 

 de ces poids marque I'intensite du courant. Les indications don- 

 nees par cet instrument sont justes et precises; car taction du 

 courant electrique sur le barreau s'exerce toujours a la meme 

 distanced dans les memes conditions; il faut done bien, des 

 lors, qu'elle reste proportionnelle au poids souleve. Le magnetisme 

 terrestre ne pent exercer aucune perturbation sensible sur I'ap- 

 pareil, surlout si on place le champ d'oscillation du barreau dans 

 un plan perpendiculaire a celui du meridien magnetique afin 

 d'annuler les eflets de I'inclinaison. On pent remplacer le bar- 

 reau aimante par un barreau de fer doux. On evite de cet(e ma- 

 niere les variations qui se produisent dans les galvanometies or- 

 dinaires par suite de la diminution du magnetisme des aiguilles 

 ou desbarreaux aimantes. 



M. Regnard indique a la fin de sa note comment, avec I'aide 

 de sa balance rheometrique, il arrive a guider la marche de son 

 regulateur des courants electriques, et des appareils producteurs 

 de la lumiere electrique. 



— M. Charles Sainte-CIaire Deville lit un premier memoire sur 

 le metamorphisme des roches en general et en particuiier sur le 



