610 



COSMOS. 



VARIETES. 



Description du ncuvel iiygrometre de SI, I*. Renouv 



Coiistiuit par M. J. Salltron. 



M. P. Renou-v, prolesseur au college Ghaptal, a resolu d'une 

 maniere tres-eleganlc, le difficile problemc de la mesure de la 

 tension de la vapeur d'eau contenue dans Fatmosphere. 



Void la description de Tinstrumeut que M. Salleron constmit 

 pour realiser cette expdrience. 



On prend un vase de verre ou de metal dont les bords soient 



bien dresses et se ferment au moyen d'un disque de verre bien 



rode. Un tliermometre tres-sensible est fixe sur le couvercle, son 



reservoir plonge au centre du vase. 



Une ampoule, A, et un manomStre a eau, DC, superposes I'un 



sur I'autre, communiquent avec I'interieur 



du vase par le robinet, B, fixe sur le disque 



de verre. 



Les conduits du robinet, B, sont perces 

 de telle sorte, qu'on pent, par un seul tour 

 de clef, 1° mettre I'interieur du vase et I'in- 

 terieur de I'ampoule en communication avec 

 I'cxterieur, sans que ces espaces communi- 

 quent entre eux; 2° interrompre toules les 

 communications avec I'exterieur et mettre en 

 rapport I'interieur du vase avec I'ampoule et 

 le manometre. 



Pour faire I'experience , on essuie avec 

 soin les parois interieures du vase et on I'a- 

 gite afin que fair qu'il renferme soit bien en 

 equilibro d'humidite avec fair ambiant. On 

 pose le couvercle et on tourne le robinet dans 

 la premiere position ; on separe le mano- 

 metre, D, de fampoule, A, et on remplit cette 

 derniere avec de I'eau. Enfm, on replace le manometre dont les 

 deux branches sont pleines d'eau jusqu'a la division a. 



L'air renferme dans le vase et dans I'ampoule communique 

 avec I'exterieur, on est done bien sHr que sa pression est celle 

 de fatmospliere. On tourne le robinet dans la deuxieme position ; 

 I'eau contenue dans I'ainpoule tonibe dans le vase et un volume 

 egald'airmonte du vase dans I'ampoule, de sorte que le volume 



