COSMOS. 611 



de I'air qui reraplit les deux capacites n'a pas change ; mais cet 

 airse sature promptement d'humidite, et la tension de la vapeur 

 s'ajoutant a la pression de Tair fait monter le manometre. Apres 

 quelques minutes, la pression restc constante ; on ramene I'air a 

 son volume priniitif en versant avcc une pipette de I'eau dans le 

 tube, CD, jusqu'a ce que le niveau dans la petite branclie affleure 

 le trait a. Puis on lit sur le tube, CD, la pression interieure ex- 

 primee en dixiemes de millimetres de mercure. 



Si I'air enferme dans le vase avail ete prealablement desseche, 

 la pression indiquee par le manometre representerait evidem- 

 ment la tension de la vapeur correspondant a la temperature in- 

 diquee par le thermometre. Si au contraire cet air avait ete prea- 

 lablement sature d'Immidite, le manometre n'accuserait aucune 

 augmentation de pression ; de sorte qu'en general le manometre 

 jndique la diflfcrence qui existe entre la tension de la vapeur con- 

 lenue dans Fair et celle de I'air sature d'humidite. Soit L, la ten- 

 sion de la vapeur trouvee dans les tables pour I'air sature a la 

 temperature indiquee par le thermometre ; L' la pression donnee 

 parte manometre; L — L' sera la tension de la vapeur contenue 

 dans I'air, 



Nous avons admis que la temperature n'avait pas change pen- 

 dant le cours de I'experience , mais il n'en est pas ainsi , car 

 generalement, si des causes exterieures, une augmentation subite 

 de temperature, ou le contact du vase avec la main, n'a pas eleve 

 la temperature, elle a dA baisser par suite de I'absorption de 

 chaleur que produit tonjours I'evaporation de I'eau ; Ton note 

 alors un minimum de temperature tres-facile a observer. Enfm, 

 si Ton n'observe pas a cette temperature minimum, on voit alors 

 remonter le thermometre qui tend ainsi que I'air du vase k se 

 mettre en equilibre avec les objets environnants. II y a alors un 

 maximum qu'il faut observer. Dans tons les cas, on ne doit noter 

 les temperatures que quand le thermometre reste stationnaire. 



Voici les formules rigoureuses qui lient entre elles les donnees 

 de rexperience et la tension cherchee : 



Soit H la pression barometrique ; 



H', la tension de I'air sature d'humidite a la temperature finale; 



D, la difference des temperatures du vase au commencement 

 et k la fin de I'experience; 



K=: 0,00366 le coefficient de dilatation de Fair; 



L, la tension de la vapeur saluree a la temperature finale; 



P, la tension de I'air sec ; 



