2&2 COSMOS. 



physiciens, et qui expriinent pour chaque substance les indices 

 de refraction pour chaque raie principale du spectre, on peut 

 tracer sans peine une courbe, telle que la tangente de Tangle que 

 fait avec I'axe des abscisses la touchante & cette courbe exprinie 

 pour cbacune de cos raies ou pour chacun des points correspon- 

 dants du spectre le rapport de dispersion des deux substances 

 qu'il s'agit d'unir pour produire rachromatisme. Cette ligne n'est 

 jamais une ligne droite, Tangle dont la tangente mesure le rapport 

 des dispersions varie de plusieurs degres ; le rapport de disper- 

 sion est done variable, et la grande difficulle pratique du pro- 

 bleme dos lenlilles achromatiques consiste precisement dans le 

 choix a faire entre les divers angles variables, entre les dilFerents 

 rapports de dispersion. Mais M. Porro a constate qu'en produi- 

 sant dans son polyoptomelre un spectre oblique par le precede 

 de Newton, qui consiste i\ placer a angle droit Tun sur Tautre 

 deux prismes des substances qui doivent s'achromatiser : 1° il 

 pouvait toujours arriver a obtenir que Taxe de ce spectre oblique 

 flit une ligne droite; 2° que lors(|ue cet axe etait une ligne droite, 

 rachromatisme etait parl'ait en tant qu'il depend de la dispersion, 

 qu'il n'y avail plus de spectre secondaire; 3° que lorsque Ten- 

 serable de deux prismes ou de deux lentilles est veritablement 

 achromatique, place dans le polyoptometre, il donne un spectre 

 oblique dont Taxe est nne ligne droite ; k" que par consequent, 

 en substituant a Tangle variable de la courbe des dispersions des 

 physiciens Tangle unique et constant de Taxe du spectre oblique, 

 on arrivait dans tons les ens, et sans tfttonnements, ii un achroma- 

 tisme absolu, sauf Tinfluence perturbatrice plus ou moins facile 

 a eliminer des epaisseurs, des rapports de courbure, des imper- 

 fections de spliericite. Nous sommes certain que la commission 

 comprendra la porteevraiment grande de cette conquete optique 

 de M. Porro. 



2" Verification de rachromatisme d\in objectif. On place Tob- 

 jectif dans la coulisse du polyoptometre, et on le fait mouvoir 

 dans son propre plan, de maniere que la lumiere le traverse suc- 

 cessivement sur tons scs points. S'il est parfaitement achroma- 

 tique, le spectre obtenu sera rigoureusement vertical; si Tachro- 

 matisme n'est pas parfait, le spectre s'inclinera a droite ou & 

 gauche, et la mesure de Tinclinaison, oblenue avec Taide d'un 

 cercle de position, indiquera la correction h faire. II ne s'agit done 

 plus d'apprecier des teintes fugaces, qui peuvent naitre de la per- 

 turbation causee par les oculaires, ou des anomalies de la vision, 



