COSMOS. 699 



nonce par M. Thilorler est un fait general, et qu'a des tempdra- 

 tures approchant de celles oii les liquides se transforment enti6- 

 rement en vapeurs dans des espaces tres-restreints, ces corps 

 ont une dilatHbilitebien superieure a celle del'air ctdes gaz pris 

 sous des pressions pen differentes de la pression almospherique. 

 Voici en quelques mots la mdthode qu'il a suivie. 



Le liquide sur lequel il op6re est renferme dans un appareij a 

 deverscment ayant k peu pres la forme du thermometre ;a maxima 

 de M. Walferdin ; cet appareil est fixe a cOte d'un thermometre 

 a mercure tres-sensible, dans I'axe d'une cloche renversee, de 3 

 a U litres de capacitd, contenant de I'eau ou une dissolution con- 

 centree et limpide de chlorure de calcium ; la cloche est suspen- 

 due dans une enveloppe en tole placee sur un fourneau a gaz 

 muni de son robinet. Deux fenelres opposees, fermees par des 

 lames en mica bien transparentes, permettent d'observer a dis- 

 tance h I'aide de deux lunettes la marche des thermometres. Au 

 moyen d'un agilateur circulaire convenablement dispose, on 

 maintient la temperature du bain unifo:me dans toutes ses 

 parties. 



Les observations se font par couples de deux; pour la pre- 

 miere on rend I'extremitd de la co'onne liquide stationnaire en 

 face de I'une des divisions inferieures de la tige ; pour la se- 

 conde, on la fait remonter a la partie supdrieure. A chaque fois 

 on note exactement les indications des deux thermometres. Con- 

 naissant le rapport qui exisle entre la capacite du reservoir et 

 celle d'une division de la tige, il est facile de deduire des deux 

 lectures le rapport entre les volumes apparenls du liquide aux: 

 temperatures des observations, et, par suite, le coefficient moyen 

 de la dilatation apparente entre ces deux limites. Echaullant en- 

 suite le bain d'une dizaine de degrds, on fait deverser une partie 

 du liquide ; instrument se Irouve ainsi tout pret i servir dans 

 un nouvel intervalle de temperatures. 



Nous ne suivrons pas M, Drion dans I'expose des precautions 

 qu'il a dil prendre pour fermer acces dans le reservoir superieur 

 aux vapeurs tres-denses, qui, com me M. Cagnard de la Tour I'a 

 prouve, sont emises par les liquides chauffes k des temperatures 

 Ires-elevdes au-des.^us de Icurs points d'ebullition ; nous indi- 

 querons une autre fois comment, k I'aide du gaz d'eclairage, il a 

 obtenu des maxima et des minima de temperature stationnaires 

 pendant plusieurs minutes. Nous passons sur-le-champ aux re- 

 sultats numeriques qu'il a obtenus : 



