562 COSMOS. 



avec le proc6s-verbal de ses stances, un rapport motive conte- 



nant ses propositions. Rouland. » 



Fails des sciences. 



« Mon nouveau barometre, dit M. Blondeau, est construit surle 

 meme principe quecelui de M. Trouessart; il consiste i\ prendre 

 un volume d'air a la pression que Ton veut mesurer et & dilater 

 cet air de maniere t lui faire occuper un volume double de celui 

 qu'il occupait primitivement. Cet air, ne possedant plus alors 

 qu'uno claslicite capable de faire equilibre a la pression d'une 

 demi-atmosphere, la difference de hauteur des colonnes de mer- 

 cuie contcnues dans le tube communiquant qui constitue I'appa- 

 reil fait connaitre immediatement la valeur de la demi-pression 

 atmospherique, et par suite celle de I'atmosphere au moment oil 

 Ton op6re. Notre barometre se compose done d'un tube commu- 

 niquant h deux branches, I'une et I'autre en communication avec 

 Talmosphere ; I'une d'elles est munie d'un robinet et porte deux 

 traits « et " qui correspondent a deux volumes doubles I'un de 

 i'autre et mesures a partir du robinet. Lorsqu'on veut determiner 

 la pression dc I'air, on ouvre le robinet et Ton introduit du mer- 

 cure par I'autre branche, jusqu'^ ce que le niveau de ce liquide 

 parvienne au trait a. On ferme alors le robinet, et a I'aide d'un 

 second robinet situe & la partie interieure de I'appareil, on fait 

 ecouler du mercure jusqu'a ce que ce liquide arrive dans la 

 branche fermee, au trait p, ou, en d'autres termes, jusqu'i ce 

 quel'airren ferme dans I'appareil occupe un volume double de 

 celui qu'il occupait primitivement. II suifit alors de mesurer exac- 

 tement la difference de niveau des deux colonnes pour avoir la 

 valeur de la demi-pression atmospherique. 



Nous avons donne & notre barometre une autre disposition, 

 ^ui nous a permis de determiner la pression atmospherique en 

 .fomprimant I'air au lieu de le dilater. Apres avoir trace sur le 

 tube, que Ton pent former & I'aide d'un robinet, deux traits, Tun 

 a correspondant h un volume pris pour unite sous la pressioa 

 actuelle de I'atmosphere, I'autre P correspondant aux Zi/5 de ce 

 volume, on commence 1' observation en ouvrant le robinet et in- 

 troduisant du mercure jusqu'a ce que ce liquide arrive au trait oc. 

 On ferme alors le robinet, et par la branche ouverte on ajoute 

 du mercure jusqu'c'i ce que le niveau de ce liquide arrive dans la 

 branche fermee au Irait, Comme dans ce cas le volume d'air 



