COSMOS. 679 



dans I'interieur, au moyen de la machine pneumafiqiie, ou d'une 

 simple pompe h la main. On adapte a I'anlre robiuel un mano- 

 m6tre barometriqiic. Un tube verlicai en laiton, potlant un robi- 

 net k la parlic superieure, debouche au fond dii vase. Celui-ci est 

 plonge dans une grande caisse en zinc remplie d'eau, que Too 

 agite conlinuellement. Cette eau, dont la masse est considerable, 

 est chaufl'ee a volonle a I'aide d'un fourneau a gaz place sous la 

 caisse. En prenant quelques precautions, on peut fiiire varier la 

 temp^ratuie de I'eau par degres insensibles, et conserver une tetn- 

 p^ralure constante pendant quelques minutes. Le lube en laiton 

 par lequel on doit introduire de I'air sature de vapeur dans I'ap- 

 pareil, communique par un long tube de caoutchouc h un tube 

 h boules plein d'eau, et precede d'un tube rempli d'eponges for- 

 tement imbibees d'eau. Apres avoir fait le vide partiel dans I'ap- 

 pareil, on fail renlror de Pair sature d'huuiidite, ct on voit moo- 

 ter rapidement I'aiguille de I'hygrometre ; en faisanl succcssive- 

 ment jouer la machine et entrer de nouve! air sature, on obtient 

 le point de saturation ; une demi-heure suifif ordinairement pour 

 que I'aiguille se porte ct s'arrete a 100 degres. Quand on est bien 

 certain d'avoir obtcnu un espace sature de vapeur sans de|)ot li- 

 quide sur les parois, on ferme le vase du cOte dcs lubes h eau ; on 

 ouvre le robinet du manometre et Ton observe altentivement la 

 temperature et la pression. On eleve alors la temperature de I'eau, 

 et quand I'aiguille s'cst deplacee d'une maniere sensible, on con- 

 serve une temperature constante pendant buit ou dix m nutes. 

 L'etat bigrometriqnc de Tair intf^rienr devient constant, et I'ai- 

 guille prend une position stationnaire. En une ou deux lipures, 

 on peut ainsi porter I'appareil a des temperatures diversos, of 

 determiner le degre de riiygromfetre pour un nonibre sulTisantde 

 points de saturation difl'erents. On calcule alors les etats hygro- 

 metriques correspnndant aux indications successives de I'ai- 

 guille a I'aide du principe suivant : si on prend un voliune quel- 

 conque d'air sature de vapeur a une temperature et i'l une pres- 

 sion connues; si on le chaulTe et si on le laisse se dilatcr libro- 

 ment, de telle sorte qu'il nepuisse ni condenser de la vapeur ni 

 en emprunter aux parois des vases dans lesquels il est enferm(?, 

 on aura l'etat hygrometrique c'l un instant qnelconque, en obser- 

 vant la temperature et la pression nouvclles; le rapport donnfi 

 par les tables, des forces elasliques maxima de la vapeur correr- 

 pondantes aux deux temperatures observees, mulliplie par le 

 rapport inverse des pressions, fournit l'etat bygroradtrique cher- 



