COSMOS. "^^ 



afin d'oblenir I'immobilite de I'oeil pendant que I'operateur pro- 

 menele petit cercle lumineux blanc dans toutes les regions qu il 

 se propose d'explorer. Avec une lunette panfocale placec a que - 

 ques centimetres de I'cBil, I'operateur pent, parle mo;^^™^;"^^^^ 

 pignon regulateur, penetrer successivement du regard dans 1 uite- 

 rieur de roeil i toutes les profondeurs , jusque dans la retine , 

 une echelle gravee exterieurement sur I'instrumentpeut nidiquei 

 la profondeur du point qui se trouve au foyer a un instant 



donne. . . , 



II est possible qu'un fixateur soit necessaire, amsi qu un sup- 

 port convenable pour la lunette, mais on pourrait peut-etre plus 

 commodemcnt ajouter du cote de robjectif de la lunette un tube 

 termine par une ceillere par laquelle le patient sera invite a re- 

 garder, pendant que I'observateur liendra son oeil a roculaire; 

 mais I'elude pratique de cette nouvelle application de ma lunette 

 panfocale exigerait des raoyens d'experience qui ne sont pas de 

 mon ressort, ]e dois me borner a signaler aux medecins la partie 

 optique du nouvcl instrument, en laissant aux bommes compe- 

 tents le soin d'etudicr les dispositions les plus convenables pour 

 I'application. 



— M Babinet communique ^ 1' Academic le rcsullat des expe- 

 riences faites a Meudon par lui et M. D'Avout avec le baromelre 

 repetiteur dont nous avons donne la description, et dont il lallait 

 comparer les indications a celles d'un bon barometre ordinaire. 

 Station au bas Meudon, sur le bord de la riviere : barometre 

 Gay-Lussac, 16Q"\S; barometre repetiteur, 767'", 2 ; diiTercnce, 



Station k I'arcade de Bellevue : baromfeire Gay-Lussac, 

 761">,2; baromelre repetiteur, 762"', 3 ; difference, — 1"\1. 



Station sur la bauteur dans le bois de Meudon : barometre de 

 Gay-Lussac, 755'",1 ; barometre repetiteur, 755'",5; difference. 



La difference de niveau dela 3- et de la 1" station calculee : 



i" Par les obinaiionsdu baromelre Gav-Lussnc estde 'i.«"\5 

 2^ Par celles du barometre lepelileur ^■^' -^ 



DiflTcrcnce -|- ,5 



Les differences, on le voit, sont tres-faibles et prouvent sura- 

 bondamment que les indications du barometre repetiteur sont 

 parfaitement acceptables. Nous sommes beureux, en outre, d'ap- 

 prendre que M. D'Avout se propose, avec Taulorisation dc M. le 



