COSMOS. IW 



extremites par deux bouchons de liege ; les deux bouchons sont 

 pcrces a leur centre d'un trou. L'un des bouchons csl fixe dans le 

 gros tube ety rcsle; un petit lube en metal, termine par un petit 

 trou, est ajuste sur I'ouverture centrale de ce bouchon fixe. 

 L'autre bouchon s'Ote & volonte; pour cela, il fait saiilie comme 

 le bouchon d'une bouteillc ; il porte cgalement un tube de metal 

 qui le traverse; sur le bout de ce petit tube de metal, qui fait 

 saiilie, on chausse un tube flexible de caoutchouc, de 50 centi- 

 metres de longueur, environ, et, lorsqu'il s'agit d'operer, on ajuste 

 la seconde extremite ou I'exlremite fibre du tube dc caoutchouc 

 sur la tuyere d'un petit soufflet, 



Dans Icgros tube dc verrc qui porte les bouchons, on introduit 

 quelques morccaux de gaze a cataplasnie, a mailles tres-espa- 

 cees, pour recevoir le chloroforme. 



Simaintenant, enlevant le bouchon qui correspond au soufflet, 

 on jetle une quanlite delerininee de cbloroforme sur la gaze, et 

 qu'on referme le magasin avcc ce meme bouchon, on est pret h 

 operer. Au moindre mouvemcnt du soufllet, il s'elablit un courant 

 d'air charge de chloroforme; aussilot que le mouvement cesse, 

 le courant s'arrete ; ceci est le premier moyen de regularisation. 

 Comme tous les jets d'air, le jet qui sort du petit siphon est co- 

 nique ; tres-mince pres du bee du tube, il devient large a quelques 

 centimetres; Ih ou le jet est mince, le chloroforme volatilise est 

 plus concentre; 1& ou le jet est large, le chloroforme est plus dis- 

 semine; c'est une affaire de rapprochement ou d'eloignement, et 

 c'est en meme temps un second moyen de regularisation. Le jet a 

 une puissance de projection qui ne permct pas ix la vapeur du 

 chloroforme de monter en verlu de sa pesantcur spdcifique; cette 

 ■vapeur est emprisonnee dans I'airen mouvement qui part du souf- 

 flet ; elle est aspiree k cet etat de melange ; et elle est necessaire- 

 ment aspiree, car elle enveloppe I'ouverture naturelle respira- 

 toire ; on est done silr que les vapeurs de chloroforme ne peuvent 

 pas etre emporlees ou devices par un courant d'air leger et ina- 

 percu, qu'elles sont forccment aspirees plus ou moins melangees 

 d'air, et c'est untroisieme moyen de regularisation. Le jet ne s'e- 

 lablit que par le mouvement du soufflet ; si ce mouvement cesse, 

 le jet cesse; il a done une action tout a fait dependante du jeu du 

 soufflet; et bien qu'on n'ctabUsse le jet qu'au moment oil I'aspira- 

 tion commence, on ne depensera pas du chloroforme inutilement 

 pendant lexpiration, et surtout au profit des assistants qui out 

 besoin d'avoir la tete libre. Qu'on n'etablisse le jet qu'S toutes le 



