YARIETES. 



H'ouTcau baronielre a siphon. 



AI. Trouessart, professeur de physique a la Faculte des sciences 

 de Poitiers, presenta, il y a queiques mois, k I'Academie, una 

 Note relative a une nouvelle disposition du barometre a siphon, 

 avec I'espoir qu'elle fixerait I'attention de I'illustre corps et serait 

 imprimee dans ses Comptes rendus. Mais le litre seul de cette 

 Note, cependant tres-courte, a figure dans le recueil offlciel, de 

 sorte que la cominunicalion de I'habile physicien est restee 

 comine non avenue. II nous la transmet aujourd'hui, en nous 

 priant de lui en dire notre avis et de lui accorder, si nous la ju- 

 geons utile, I'hospitalite da Cosmos. Apri's une lecture attentive, 

 nous sommes reste convaincu, couime I'auteur, que son nouveau 

 barometre ci siphon peut rendre a la science de veritables ser- 

 vices, et nous nous empressons en consequence de le faire con- 

 naitre. 



Au fond, M. Trouessart ne fait qu'etendre, mais par un meca- 

 nismc tres-ditferent, au barometre a siphon, ce que M. Arago a 

 propose pour le barometre a cuvette, lorsqu'il a voulu le rendre 

 portatif, ainsi qu'il le decrit dans son Astronomie popidaire, 

 vol. Ill, p. 178. II s'agissait d'avoir un barometre tres-solide, qui 

 reste vide dans le transport, que Ton remplit sur place, avec la 

 faculte de determiner immediatement la quantite d'air restee dans 

 le mercure non bouilli, en faisant varier dans une proportion 

 connue le volume de la chambre baromelrique. Pour M. Troues- 

 sart, en un mot, comme pour Arago, le probleme a resoudre 

 consistait a rendre mobile ou de volume variable la chambre du 

 barometre. Nous ne nous arreteroijs pas a rappeler la solution 

 d'Arago, que chacun peut relire a I'endroit cite; nous passons 

 immediatement a la solution tres-simple et tres-ingenieuse de 

 M. Trouessart, en le laissant parler lui-mOme : 



u Je relie les deux brandies du siphon par un tube en caout- 

 chouc, de 20 k 30 centimetres de long, dont la flexibiUte me per- 

 met de reraplir le barometre avant de le courber, de le redresser 

 ensuite et de le courber en memo temps, le tube de caoutchouc 

 formant la crosse, puis de relever ou d'abaisser a volonte la 

 branclte-cuvette, de maniere a augmenter ou i diminuer, autant 

 que je le desire, la chambre baromelrique. Cette derniere partie 

 du tube a ete divisee en parties d'egale capacite ; I'appareil est 



