COSMOS. 361 



chambre barometrique en deux parties d'egale capacile. Ces deux 

 divisions me sufQsent generalement; mais il est facile de les mul- 

 tiplier par le meme precede, et il est bon de le faii-e pour verifier 

 d posteriori I'instrument une fois divise ; car en observant trois 

 hauteurs h,h',h" a une epoque quelconque, correspondant a des 

 volumes 1, 2, 3 de la chambre barometrique, la combinaison de 

 deux quelconques de ces observations devra donner la meme 

 pression barometrique. 



II est inutile d'ajouter que pour les voyages on pourrait adopter 

 le tube de fer d'Arago, au-dessus duquel on visserait la chambre 

 barometrique en verre. J'avais d'abord pensd a faire en caout- 

 chouc cette panic inlermediaire du barometre; mais sitot qu'en 

 un point du tube la pression interieure est nn peu plus faible que 

 celle de I'atmosphere, le c<ioutchouc flechit et les parois se col- 

 lent de maniere a empecher la transmission de la pression. On 

 pourrait cependant le souteuir interieurement k I'aide d'une helice 

 en fil d'acier. J'ajoute encore qu'on pourrait avoir deux espfeces 

 de tubes baronietriques, les uns de la longueur ordinaire pour 

 les pressions peu difTerentes de la pression normale, d'autres 

 beaucoup plus courts pour les mesures des pressions a de grandes 

 altitudes. II est inutile aussi de faire observer que les deux bran- 

 ches du siphon doivent etre de meme diametre pour eviter la 

 correction due a la capillarite, et qu'avant de prendre la diQ"erence 

 des niveaux, il faut s'assurer que les deux surfaces limites sont 

 egalement convexes. Quant au caoutchouc, il faut eviter de 

 prendre celui qui est vulcanise. Le soufre qu'il contient souillerait 

 rapidement le mcrcure et rendrait I'observation plus difficile et 

 moins sure. 



Quant a la disposition a donner a I'echelle du barometre por- 

 talif, je laisse ccla aux construcleurs qui iraagineront mieux que 

 moi celle qui convieut. Je crois cependant qu'il y aurait peu de 

 chose a changer a I'enveloppc du baromelre Gay-Lussac ; la gaine 

 divisee en laiton contiendi*ait le long tube; le caoutchouc traver- 

 serait la base et viendiait se rattacher a la branche-cuvette, qui 

 serait recue dans une seconde gaine parallelc a la premiere et 

 s'ouvrant & charniere; cette branche-cuvetlc serait mobile dans 

 cette gaine a I'aide d'une cremaillere et d'un petit pignon fixe i 

 la premiere enveloppe. 



Dans les barometres construits pour mon usage, j'ai fixe la 

 longue branche sur le trancliant d'une regie en bois, a I'aide de 

 deux pitons. Le tube en caoutchouc traverse le piton inferieur et 



