470 . COSMOS. 



les resultats qu'ils ont obtenus. L'dchanlillon de fonte de fcr sur 

 lequelils ont opere contenait inilialomcnt et avant I'operation da 

 puddlage 2,275 de carbone, 2,720 de silice, et void ce qu'on y a 

 trouve successivement : 



— M. Davoivt a fait dans Ics Alpes I'essai de sonbarometre repe'- 

 titeur, II a compare les resultats donnes par cot instrument avec 

 les observations faites avec un tres-bon barometrede Fortin. Sur 

 plus de quarante stations ellectuees a des hauteurs dont la plus 

 elevee depassait 3 000 metres ; le plus grand ecart des deux ins- 

 truments s'csteleve t'l 2"'™,8 ; il y a sculement cinq ecarts depassant 

 2 millimelres, et il y a eu plus de 20 ecarts au-dessus du milli- 

 metre. A la hauteur depassant 3 000 metres I'ecart a cte seule- 

 ment de i.lO de millimetre. Voici un tableau representant les 

 differences des hauteurs barometriques des premiSres et der- 

 nieres stations de chacune des dixjournees d'observations ■ 



Get instrument parait done tres-apte S remplir les conditions 

 pour lesquelles il a ete construit; c'est-^-dire les conditions d'un 

 bon barometre de voyageur. 11 est d'une exactitude suffisante, 

 tres-leger, tres-peu fragile; si le tube venait t'l se briser, on le 

 remplacerait facilenient. Noslccteurs serontheureuxd'apprendre 

 que M. Kruines, opticien du Dep6t de la guerre, quai de I'llorloge, 

 s'est engage h le construire. 



