VARIETES. 



Nous donnons la description dii tube de Pitot, modifie par 

 M. Darcy, tel qo'il a ete constrait par M. J. Saleron, pour les 

 services hydrauliques dcs ponls et cliaussees. 



Pitot avait propose de deter- 

 miner la Vitesse dcs courants 

 d'eau en mesurant la difference 

 de niveau dans deux tubes plon- 

 gesdans I'eau. L'un deces tubes 

 etait coupe droit a sa partie infe- 

 rieure etsa section elaitparallele 

 au courant. L'extreniile du se- 

 cond tube etait recourbee a angle 

 droit el sa section etait pei-pondi- 

 laire au courant. II est evident 

 que I'eau doit s'elever dans ce se- 

 cond tube plus haut que dans le 

 premier etd'une quanlite qui de- 

 pend do la pression exercee par 

 le courant. Voici comment 

 M. Darcy a dispose sur ce prin- 

 cipe un instrument exact et 

 d'un usage commode. Dans une 

 planche de chene, AB, sont in- 

 crustds deux tubes de verre , C 

 et D; la partie inferioure de cos 

 tubes est mastiquee dans unc 

 mOme piece de cuivre, traversee 

 par une clef de robinet E qui 

 ferme k la fois les orifices des 

 deux tubes. 



Au bas du robinet et sous les 

 orifices des tubes sont soudes 

 deux luyaux de cuivre prolonges 

 hors de la plancbe recourbes 

 ii angle droit, aiin que leurs ex- 

 tremiies se trouvent frappees par le meme filrt d'eau, et pla- 

 cees hors du contre-conraiit produit par rinstrmnent. La sec- 

 tion de I'extremite a du tube G est dirigee perpendiculairement 



I 



