— 13 — 



uini(lit:\ relativa (1) sono discrete, e si vede chiaramente che di- 

 iiiinaiscouo col diminuire della luminosità. 



Da tutto 1' insieme delle osservazioni ne vengo alla conclu- 

 sione che le differenze tra i due termometri asciutti, dei quali uno 

 ricoperto di mussola e l' altro scoperto, sono nulle qnando il cielo 

 è tutto coperto da nuvole o da densa nebbia, ma che in certi al- 

 tri casi sono piuttosto sensibili ; e che inoltre detti termometri si 

 comportano tra loro come V attinometro Violle a sfera dorata ed 

 a sfera affumicata, ossia che aumentando 1' agitazione dell' aria, le 

 differenze diminuiscono e che al contrario crescono coU'aumentare 

 della luminosità e specialmente a libero sole, e che infine di tutte 

 le accennate proprietà ne risentono certamente gii psicrometri. 



E che in tutti i casi ho osservato che a pari condizioni , 

 (juando la temperatura è diventata stazionaria , tra i due termo- 

 metri asciutti, quello che costantemente segna più alta tempera- 

 tura è <iuello fasciato di mussola. 



Quindi se si considera che in tutte le mie osservazioni la 

 tensione del vapore e l'umidità relativa ci vengon date maggiori 

 dallo psicrometro usuale, e che viceversa ci vengon date minori 

 dallo psicrometro con tutti e due i termometri fiisciati ; e che 

 inoltre se si considera che l' igrometro a condensazione, come p. e. 

 quello di Regnault tendono a dare dei valori i>iìi piccoli , dei 

 psicrometri con o senza ventilazione (2) parmi che adottando la 

 mia proposta di fasciare tutti e due i termometri psicrometrici , 

 ci si avvicinerebbe di piìi al risultato dell' igrometro ad appan- 

 namento. 



Infine mi piace di fav notare che le osservazioni le ho fatte 

 con aria umida, con aria piuttosto asciutta o con aria secca, ma 

 che lo stato igrometrico dell' aria, pare non influisca sensibilmente 

 sul raggiamento dei termometri psiciometrici. 



(1) La tensione del vapore acqueo e 1' umidità relativa le ho desunte dalle 

 tavole pubblicate dal Ministro d' Agricoltura Industria e Commercio per uso della 

 Meteorologia. 



(2) Vedasi meteorologia italiana, Memorie e Notizie fase. 1 anno 1878. Con- 

 fronto tra V igrometro di Regnault e lo psicrometro del Chiar.'n'^ Prof. Chistoni. 



