250 COSMOS. 



depasse le niveau normal, penetre a son tour dans le siege qu'on lui 

 a prepare, et ferme aussi le tuyau d'adduction du gaz ; mais cette 

 seconde soupape fonctionnne beaucoup moins efficacement que la 

 premiere ; elle sauvegarde a un bien plus faible degre" les inte>ets 

 du consommateur ; ils peuvent encore perdre 20 pour cent , tandis 

 que la perte de la compagnie monte au plus a 8 pour cent. 



Pour le consommateur il n'est qu'une seule ressource, une seule 

 garantie possible ; c'est de connaitre a chaque instant le niveau r£el 

 de l'eau dans son compteur ; de voir d'un seul coup d'ceil si le ni- 

 veau reel depasse le niveau normal; de constater en fin, par un 

 moyen facile et infaillible, que le niveau normal est retabli, lorsqu'il 

 a laisse' £chapper une quantite" d'eau suffisante par l'orifice du r£- 

 gulateur. Un indicateur de niveau parfaitement libre dans ses mou- 

 vements, dont les indications parfaitement exactes sautent aux 

 yeux et apparaissent au dehors du meeanisme place" sous le sceau 

 de l'administration, voila tout ce qui manquait au compteur ordi- 

 naire pour en faire un appareil excellent qui r^ponde a toutes les 

 exigences , qui previenne toutes les discussions , qui concilie tous 

 les interets. Et, qu'on le remarque bien, la compagnie ne peut 

 rien desirer elle-meme au dela de ce qui suffit au consommateur. 

 Pour elle comme pour lui il ne faut rien de plus, rien de moins 

 qu'un indicateur precis du niveau reel , que la possibility de pouvoir 

 constater a chaque instant si le niveau reel est oui ou non le ni- 

 veau normal, de pouvoir r£tablir le niveau normal des qu'il a cesse" 

 d'exister ; puisque, de l'avis de tous, au niveau normal, les nombres 

 du compteur sont l'expression exacte d'un nombre de metres cubes 

 ou de litres de gaz fournis par le gazometre. 



Ce n'est pas d'aujourd'hui que Ton a compris futility disons 

 mieux, la necessite* de l'addition au compteur d'un indicateur de 

 niveau. Vers 1851, un constructeur anglais eut l'idee de fixer au 

 point le plus bas du fiotteur spherique de gauche, un fil de cuivre 

 qui descendait d'abord sous un angle d'environ 45°, se relevait en- 

 suite vertiealement, sortait librement par la paroi supeneure du 

 compteur, se courbait encore deux fois a angle droit, et portait 

 enfin a son extr£mit6 supe>ieure un index horizontal, destine a mon- 

 trer, par ses affieurements avec les divisions d'une £chelle mobile, 

 le niveau actuel de l'eau dans le compteur, apres que l'appareil 

 avait £te convenablement regle\ 



M. Hulett avait tant de confiance dans son compteur modific 

 qu'il lui donna le nomde compteur national, National Gaz Meter. 

 11 s'attendait a le voir detroner les compteurs de Clegg et de Cros- 



