COSMOS. 245 



en relation par une transmission facile de mouvement avec un 

 compteur arithm^tique, d'enregistrer le nombre de ses revolutions, 

 par unites, dixaines, centaines, etc., sur des cadrans accessibles au 

 regard. Le nombre des cavites ou compartiments du tambour est 

 ordinairement de quatre; les parois de ces compartiments sont de 

 veritables ailes de moulin , des portions d'heUices ou des surfaces 

 planes legerement inclinees sur 1'axe, ami que le gaz, en penetrant 

 dans le compartiment, presse contre les ailes et entretienne le mou- 

 vement de rotation du tambour sans Intervention d'aucune force 

 ^trangere. 



Pour que les compartiments ou cavites puissent se remplir et se 

 vider tour a tour, et jauger ainsi le volume de gaz qui traverse 

 l'appareil , on a fait plonger le tambour dans l'eau par sa moitie" 

 inferieure, jusqu'au-dessus du sommet d'une ouverture circulaire 

 d'un petit diametre menagee dans l'un des fonds, et dont le centre 

 est surl'axe de rotation. Chaque compartiment, en outre, commu- 

 nique avec les deux fonds du compteurpar deux fentes etroites, allonij 

 gees dans le sens du rayon, a bords presque paralleles aux plans 

 des fonds, et qui debouchent dans des moities diffeVentes des deux 

 fonds, l'une dans la moitie" inferieure et au-dessus du niveau de 

 1 eau, l'autre dans la moitie superieure et au-dessous du niveau de 

 l'eau, afin que le gaz ne puisse jamais passer directement d'un fond 

 dans l'autre ; qu'il ne sorte du compartiment ou il a perietre" 

 qu'apres 1'avoir entierement rempli et exerce" sa pression motrice 

 contre les parois inclinees pour faire tourner le tambour. 



On comprendra maintenant sans peine le mecanisme du comp- 

 teur. Le gaz, amene" par un tuyau courbe en syphon droit, arrive a 

 lmteneur d'une calotte spherique appliquee sur le premier fond ; il 

 s'introduit dans les compartiments superieurs du tambour par les 

 fentes qui se trouvent au-dessus du niveau de l'eau ; sous la pres- 

 sion du gaz, le tambour prend un mouvement lent de rotation, et 

 les compartiments se remplissent a mesure que leur cavite" sort de 

 1 eau ; lis sont pleins, lorsque la cavite" a surgi tout entiere, et ils 

 commenceront a se vider dans le second fond par la fente opposee, 

 lorsque le mouvement de rotation ramenera la cavite dans l'eau, de 

 l'autre cote de l'axe du tambour. Le volume du gaz debite par l'ap- 

 pareil est par la meme proportionnel au nombre des tours ; il est 

 egal a ce nombre de tours multiple par la somme des capacites des 

 quatre compartiments. 



Mais qu'on le remarque bien, la capacite des compartiments est 



