PHYSIQUE APPLIQUEE. 



ANEMOMETRES OU INSTRfMENTS DIVERS PROPRES A INDIQUER ET A 

 ENREGISTRER LA VITESSE ET LA DIRECTION DU VENT, 



PAR M. TADPENOT, PROFESSEDR AU PRYTANEE MILITAIRE. 



Un observatoire de me'teorologie ayant ete annexe" l'annee der- 

 niere au cabinet de physique du Prytanee, on a du s'y preoccuper 

 des perfectionnements qu'attendent et les instruments en usage et 

 les mdthodes d'observation. Les premiers perfectionnements ont 

 eu pour objet les moyens d'observation de Ja direction et de l'in- 

 tensite du vent. 



La girouette choisie pour les observations semblait etre dans 

 les meilleures conditions. Elle etait parfaitement installed sur pivot 

 d'acier, au sommet d'une tour a cinquante metres environ du sol. 

 On la reputait la meilleure du pays, et en effet, elle etait toujours 

 la premiere en mouvement lors de tous les changements de direc- 

 tion. Pourtant, en eHudiant les fumees des cheminees voisines, on 

 finit par reconnaitre que des vents, meme tres-sensibles, etaient 

 insuffisants pour la faire tourner. Plus tard, apres 1'instaLlation de 

 la girouette perfectionn^e, le defaut de sensibilite a etc mieux 

 constate encore. Ainsi on avait du noter souvent jusque-la vent 

 sud, par exemple, quand deja. le vent commencait a souffler du 

 nord ou de toute autre direction. La girouette etait done comple- 

 tement insuffisante pour l'etude des directions ; pour les intensity's, 

 elle ne pouvait fournir aucune donnee. II fallait trouver mieux, et, 

 s'il etait possible, construire un anemometre enregistreur, a. la fois 

 simple et exact ; puisque, en definitive, comme tous les savants 

 commencent k le penser maintenant, les observations mdteorolo- 

 giques n'auront une valeur reelle pour les progres de la science 

 que quand les appareils enregistreurs seront appliques a toute la 

 se>ie des ph^nomenes. 



Les recherches entreprises ont conduit d'abord a un anemometre 

 etalon a graduation directe, ensuitea une girouette perfectionnee, 

 puis a un anemometre a transmission, et enfin a l'anemometre en- 

 registreur ou anemom^trographe tel qu'on l'a vu a l'Academie des 

 Sciences aux seances du 24 et du 31 mars. 



Voici d'une maniere succincte leprincipe de chacun des appareils 

 enumeres ci-dessus : 



]° Anemometre etalon. II peut etre employ^, comme les anemo- 

 metres deja connus , pour mesurer la vitesse des courants de gaz et 

 meme des courants d'eau ; mais son role special est surtout de ser- 



