35a COSMOS. 



vir a graduer les trois autres instruments, et d'y etre adapts a poste 

 fixe, pour controler leurs indications d'une maniere pennanente. De 

 la Ie nom qui lui a £te donne\ 



Sa construction est simple : il ne se compose que d'une lame 

 mobile autour d'un axe horizontal auquel est fixe un levier courbe 

 agissant a la maniere d'un excentrique pour remonter un poids 

 quand la lame tourne sous 1 'influence du vent. De la courbure du 

 levier, ddterminee par le calcul et veVifiee par des experiences di- 

 rectes tres-precises , il resulte que les deviations angulaires de la 

 lame sont proportionnelles aux vitesses. Celles-ci sont inscrites 

 sur un Iimbe de sorte que quelques secondes suffisent pour une ob- 

 servation sans qu'on ait besoin derecourira uneformule ou de con- 

 suiter des tables. 



2° Girouette perfectionnee . C'est la girouette ordinaire qui est 

 d'abord rendue plus mobile par un nouveau systeme de suspension 

 consistant a remplacer la pointe du pivot et Ie cone de la chape par 

 deux surfaces spheriques tangentes interieurement , et qui en- 

 suite est arms' d'un indicateur presque idcntique a l'etalon prece- 

 dent, donnant aussi les vitesses par observations directes. 



Le premier perfectionnement ne peut etre vraiment utile que 

 dans les observatoires. Pour les edifices ou les vaisseaux, le second 

 est suffisant. 



3° Anemometre a transmission. II se compose d'une girouette de 

 forme particuliere. Placee a telle hauteur que Ton veut, et d'un 

 indicateur install^ directement au-dessous a la portee de l'observa- 

 teur, un simple fil de fer suffit a transmettre directement , c'est-a- 

 dire sans le secours de l'^lectricite , les variations de la direction et 

 de la vitesse du vent. La girouette est un cercle mobile a la fois 

 autour d'un axe vertical et autour d'un axe horizontal. Le premier 

 mouvement depend de l'orientation du vent , le second , de son in- 

 tensity. 



Un contre-poids qui favorise d'abord ce dernier en equilibrant 

 les resistances que le vent doit surmonter, rend 1' instrument sen- 

 sible meme aux plus faibles brises. Le contre-poids par l'effet de la 

 rotation du cercle, venant ensuite agir dans le meme sens que ces 

 resistances , les indications se continuent meme dans les violentes 

 tempetes. Par cette disposition l'instrument presente ces deux 

 qualites qu'on ne trouve pas habituellement ensemble; 1° d'etre 

 sensible pour de tres-petites fractions de la quantity a mesurer; 

 2° de parcourir toute l'echelle des mesures de cette quantity. 



II peut aller en effet jusqu'aux vitesses de 30 metres et plus ; le 



