COSMOS. 547 



cbUrbure est egal a la distance comprise entre le point d'appui et ce 

 bout (c'est-a-dire a environ deux tiers de la distance comprise entre 

 le pivot de la piece glissante b li et ce bout). Cette piece courbee 

 recoit l'echeveau de soie qui soutient le barometre. Le point d'ap- 

 pui de b iS est un tranchant de couteau bien dur, pose" sur l'interieur 

 de deux anneaux d'acier dur. 



b 16 , est une aiguille attachee a b is ; sa pointe indique les dilatations 

 et contractions de b tl et de b i2 t en raison multiplied, sur une e'chelle 

 divisee fixee sur b 9 . 



b i7 b'- 7 , sont des vis qui fonctionnent dans des pieces attachdes a 

 b 7 b n et pressent sur des plaques a cavitds ajustables sur P, P. El les 

 sont employees pour les petites corrections a faire a la hauteur, a 

 la perpendicularity, etc., de tout le chassis (compose^ de b 7 , b a , etc.). 



b 1& (voir Jig. 1 ), une piece de bois faisant saillie sur les pieds de 

 la table pour empecher les oscillations dudit chassis , mais qui n'est 

 pas attachee au chassis. 



b t9 , fig. 1, un contre-poids. 



II est Evident que, par cet arrangement, le barometre descendrait 

 d'un espace egal a environ six fois la dilatation de b u ou de b n 

 occasionne par un accroissement donne" de temperature, et par 

 consequent doit etre compense ( parce que cette quantitd 6 est 

 dgale a la difference de dilatation entre les mdtaux zinc et mercure), 

 pourvu qu'aucune dilatation n'advienne dans b 7 b 7 ; mais on a fait 

 b u ajustable a une distance plus grande ou plus petite du point 

 d'appui de b iS , dans le but, non-seulement de compenser les dila- 

 tations de b 7 b 7 , mais aussi dans celui de tacher de corriger des pe- 

 tites erreurs inevitables du mdcanisme, etc. 



L'erreur moyenne d'une observation, resultant d'une longue serie 

 de comparaisons , faites en octobre et novembre 1850, avec notre 

 barometre a dtalon, ne s'^levait qua 7 centiemes environ de mil- 

 limetre. Une partie de cette erreur moyenne etait sans doute due 

 au barometre dtalon , et il faut remarquer que l'appareil .destine" 

 spdcialement a corriger des erreurs mdcaniques, etc., inevitables , 

 n'dtait pas mis en ceuvre pendant lesdites comparaisons (c'est-a-dire 

 ]a vis et la piece glissante b u ). 



Une autre source d'erreurs pourrait exister s'il y avait quelques 

 petites variations hygromdtriques dans les planchers ou les lam- 

 bourdes sur lesquelles l'instrument eHait place", comme aussi dans 

 les pieces P, Q, etc. 



Le barographe qui fonctionne dans l'Observatoire Radcliffe, a 

 TUniversite d'Oxford, a re9u de M. Ronalds quelques nouvelles 



